3;o OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



tranrparent , pour voit la facon done le tube de verre eft fufpendu. Oa 

 voic d'un cote de Teclielle les nombres ranges de bas en haut , & de 

 I'aurre cote en fens contraire. On fent aifement I'avantage qu'on tire de 

 ce double arrangement de chifFres dans le calciil a faite du nonibro des 

 lubdivilions , qui ont ete detruites dans le melange des deux airs. 



Fig. IV, L'anneau fixe dans le tube de cuivre vers fa partie fuperieure. 

 On y remarque trois incifions, qui fervent a y faire pafTer les trois pivots 

 de I'echelle mobile , pour entermer ainfi a volonte le cube de verre 

 attache a I'ecbelle dans le tube de cuivre. La diftance entre ces trois 

 inciiions doit etre exaiiement la nierae qu'elle eft entre les trois pivots j 

 mais cet arrangement ne doit pas faire un triangle equilateral, afin d'em- 

 pccber que le tube avec (on echelle ne vienne a tomber fouvent au fond 

 du tube de cuivre, en faifant des experiences; ce qui ne peut arriver 

 que nes-rarement lorfque la diflance entre ces inciiions , ainli qu'entre 

 les pivots, eft inegale. Comme ccpendant cela peut arriver quelquefois , 

 en laifant des epreuves, il fera toujours pmJent de fixer au fond du tube 

 de cuivre un morceau de licge , qui empeche que le tube de verre, en 

 pafTant par liafard a travers l'anneau j ne trappe trop rudement contre le 

 tond da tube de cuivre Si ne fe brife. Au refte , fi on ne veut pas employer 

 ce tube de cuivre, comrne un etui pour y entermer le tube de verre, 

 ces trois incifions, font inuriles. 



II eft .1 propos d'avoir un couvercle adapte au tube de cuivre , ( fi on 

 veut s'en fervit conime d'un etui ) pour pouvoir le fermer & poui; 

 tranfporter ainli I'appareil fans danger. 



Fig. V. La mefure fixee dans fon charon de cuivre. 



Fig. VL Cecte menie mefure, .fes difFerentes pieces font reprefentees 

 feparement. ii la mefure de verre mtme, i> la partie fuperieure dii chaton, 

 qui regoit la mefure de verre. c la partie qui reqoit la coulifTe e. d la 

 partie inferieure faire un peu en fornie d'entonnoir. 



Fig. Vn. La partie du chaton de cuivre qui recoit la coulifTe , & la 

 couliiFe meme a moitie ouverte ; le tout vu par-deflous , pour reprefenrer 

 le relFort a, qui porte un pivot a fon extremite, lequel palFe par un troi* 

 pratique dans la plaque de cuivre , a laquelle le reffort eft vifle , & qui 

 eft recju par une rainure coupee dans la partie inferieure de la couliife. 

 La. predion de ce relTort fait que la couliffe ne peut tomber hors du 

 chaton, le pivot erant arrcte dans la rainure de la couliffe. . 



Fig. Vlll. a a Baquet qui fert aux experiences pneumato-chiniiques. 

 Sa longueur interne eft d'environ trois pieds ; fa largeur de vingt-un 

 pouces , fa prolondeur de quinze pouces. La planche c , qui fert a y 

 placer les difFerens vafes, doit avoir deux pouces d'epailFeur & un pied 

 en longueur. Elle doit erre fixee a la diftance d'environ trois pouces trois 

 quarts du bord du baquet. Cette epaiffeur eft neceflaire , a caufe que cerre 

 planche eft par-delTous excavee en forme d'entonnoir, dont on voit I'orifice 



