SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 3;! 

 fur Ja furface de la planche , & dont on voit tour le creux dans la 

 fig. IX. Les incifions e e ne percent pas outre en outre; elles fervent a 

 difFerens ufages , par exeniple a Joger la courbure d'un tube , ( tel qu'oii 

 voit-reprefente par l> , fig. I) par lequel on fait paffer fun ou I'aurre air, 

 lorfqu'on en produit dans un appareil place hors dii baquet. d eft uii 

 entonnoir de verre , plat par en-haut , affermi dans un anneau de cuivre, 

 lequel fe fixe au bord de la planche par le moyen d'une couliffe , de 

 facon que le bord inferieur de cet entonnoir foit de niveau avec la partie 

 fuperieure de la planche. Cet entonnoir fert aux experiences eudiome- 

 triques , & eft audi fort commode pour tranfvafer des petites quantites 

 dediflerens airs. Lorfqu'on a des grandes quantites d'airs a tranfvafer , on 

 ote cet entonnoir , s'il incommode , & on fe fert alors du grand entonnoir 

 cteufe dans la planche meme. Ce petit entonnoir peut audi ctre fait de 

 cuivre. 



I.e baquet doit etre rempli d'eau jufqu'a un pouce ou un pouce 8c 

 denii ou deux pouces au-dellus de la planche c. 



Les incifion,s qu'on voit ca & la a la partie fuperieure & interne du 

 baquet , fervent a y appuyer des tubes de verre, qui fans cela font fujets 

 a glider contre le bord ilu baquet & a fe renverfer. 



II eft a propos de laifTer dans ce baquet toujours rout I'eudiometre , 

 afin que le tube & la mefure de verre foient toujours dune temperature 

 egale a celle de I'eau , & par confequent toujours en etat d'etre employes 

 dans le moment qu'on veut. 



bb eft le pied fur lequel le baquet eft appuye, II eft fait de fagon , 

 qu'on peut metrre les genoux delTous le baquet. 



Fig. IX. l.a planche du baquet vue par deflbus, pour reprefenter la 

 forme de^.l'entonnoir creufe dans fon epaiffeur. 



Fig, X. a eft un entonnoir de verre ou de cuivre, fixe dans I'anneau 

 de cuivre b , tenant .t un appareil , par le moven duquel on I'applioue au 

 bord d'un baquet quelconque. Ce petit appareil eft ttes-commode en 

 voyane. 



Apres avoir donne une idee de cet inftrument , ainil que de la nianitre 

 de s'en fervir, il nous refte a taire ercore quelques reniarquts lur la 

 maniere de taire des elfais de comparaifon , & fur quelques proprietes de 

 lair nitreux par rapport aux experiences eudiomettiqiies. 



On conviendra aifement qu'un des plus grands avanrages qui poutrcit 

 refulter de I'ufdge des eudiometres , conlifte en ce qu'on ieroit sirr que les 

 elTais fur fair armofpherique s'accorderoient toujours exaclement, lorfque 

 lair examine fe trouve ctre reellement de la mcnie qualite , lur-tou: fi ces 

 eflais fe font par difterens obfervateurs & dans differens pays; car, avanc 

 d etre sur de la concordance exafte de ces eflais , on ne fauroic juger du 

 degre de falubrite d'un pays compare avec celui de la (alubr;te d'un 

 autre. 



