SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 231 

 qu'a ce que retincelle parte, & additionnant les deux quantites , j» 

 trouve le veritable degre d'eleitricire de la boutcille ou du tableau maoique. 



En confiderant dans cet inftrument la manicre dont les pilions fe rrou- 

 vent places, on pourroit objed;er qu'on peut , par inadvertence , avancet 

 avec un peu trop de vivacite le pifton E F, & coifequemment dorncr un 

 faux refultat. Je connois route Ja foiidite de cette nbjecflion ; aufli je ne 

 pretends pas que tout le monde puifTe fe fervir de mon ele<Srometre avec 

 le nieme fucces; il taut une main sure & bien exercee a ces fortes d'expe- 

 riences , pour obtenir un vrai refultat : d'aillcurs on peur en qiieique forte 

 remedier a cet inconvenient; il fuffit de fubftituer au pifton EF la vis 

 done fe fetvoic fi avantageufenient M. Lane ; mais le defaut , quoique 

 moins marqu^, fubfifte toujours , fi la pcrfoi.iie qui fair cette experience 

 n'y donne pas toute I'atrention qu'tlle iperlre. Quant aux divifions tra- 

 cees fur lecube, qui ell la principale piece de la machine, comme il 

 n'eft pas poffible de trouver par-tout des ouvriers intelligens qui puif- 

 fent faire de ces fortes d'ouvrages , on peut maftiquer perpendiculaire- 

 ment fur la longueur du tube un plan de verre de j a 4. lignes de hauteur, 

 fur Jequel on colleroit une bande de papier exa(ftement graduee. On fent 

 affez que cette methode , qui revient partaitemcnt au meme , eft beaucoup 

 plus facile & moins difpendieufe. 



Vous voyez , Meffieurs, que cet eleiftrometre , conftruit ?.: employe 

 de cette maniere, doit donner des refultats plus juftes que les autres cas , 

 pour ne parler que de ceux de MM, Lane & Sigaud de la Fond , qui 

 fgnt les meilleurs que nous connoifl;ons en Phyfique. Ne pourrroit-orj 

 pas leur reprocher, quelque ingenieux qu'ils foient, d'etre expofes au 

 contad de fair! N'eft-il pas vrai que cet air, venant a les toucher , doit 

 neceffairement influer fur le refultat , a raifon de la fechereffe & de I'hu- 

 midite qui regnent dans I'atmofphere ? On lait que dans le temps le plus 

 fee, & Gonfequemment le plus propre a I'eltdricire , il flotte encore 

 dans I'air une multitude d'emanatioi:s & de particules aqiuufes. Ces 

 parricules venant a fe trouver entre les deux boules de I'inftruinePt, elles 

 ferviront de condu«fteur a la matiere eleftrique , & I'irftrumenr donnera 

 un faux refultat. C'eft pour, remedier a cet inconvenient, que j'ai cru 

 devoir placer le mien dans un tube de verre ferme a fes deux extremites , 

 parce que fair y etant conftamment le meme , ne pourra influer fur le 

 refultat, a raifon de fon plus ou moins d'humidite. J'ai egalement fubf- 

 titue aux deux petites balles deux plaques de metal exaftcment travaillees 

 Tune fur I'aurre , parce que ces plaques prefentant une furface plus unie, 

 re peuvent aucunement fourirer feleftricite, & j'ai eu foin de ne pas les 

 faire aifez grandes , pour qti'elles frortaffent exaiSement contre le tube, 

 C'eft ure precaution qu'on ne doit pas mancuer de prendre , parce qu'au- 

 trement on eprouveroit une relillance invincible de la part de I'air qui y 

 eft contenu, auquel il faut donner un paffage pour lefluer , fi Ton veut 



