27© OBSERVATIONS SVR LA PHVSIQC/E, 



le mercure du petit tube defcendre au niveau de celui du tube exterieur^ 

 comme fi I'air etoit entierement evaciie dans I'interieur de la pompe; 

 m'ais comme 11 nous fut difficile de juger fi les dtux fiirlaces du mercure 

 & du tube interieur <Sc exterieur etoient parfaitement de niveau , & que daifc 

 lecas meme ou tiles I'eufTent veritablement ete , nous avions toujours lieu 

 de craindre qu'il ne fe tut introduit un peu d'ait dans les jaugc-s , bien que 

 le mercure de prefque toutes ces jauges eut bouilli avec le plus grand loin ; 

 flous crumes done devoir recotfrir a d'autres jauges, pout nous aflurer 

 avec plus de precifion des degres de la bonte de la pompe. On choifit en 

 confequence une jauge & un long tube en forme de batometre , dent 

 nous expoferons les cflFets dans la fuite. 



Si, au lieu de bouch:r I'orifice de la platine , on le couvre d'un reci- 

 pient, Sc que la pompe foit niife en jeu , on verra defcendre le mercure 

 audi bas que fi Ton ne fe tCti point fervi du recipient; mais il eft bon 

 d'obferver quelorfqu'on a une fois vide la pompe, & qu'on I'a laifTee dans 

 cet erat , le mercute , au bour d'une heure , s'eleve d'un dixicme ou d'un 

 cinquieme au plus de pouce au-deflTiis de la furtdce du mercu-e du tube 

 exterieur, & refte pour lors ftarioniaire ; au lieu que fi I'experience fe 

 fait avec un recipient, le vide eft inalterable, & le mercure ne s'eleve pas 

 d'un moindrede^re dans le petit tube. Certe alcenlion du mercure dans 

 le premier cas , femble provenir d'une legere quantite d'un gaz elaftique 

 que fournit I'huile conrcnue entrc les parries de la machine. Or , cette foi- 

 ble quantite de fluide fiiffit pour produire un changenient fenfible. fur- 

 tout quand la capacite de la pompe avancee eft tres-etroite : mais on 

 peut dire qu'clle eft inappreciable , lorfque Ton fe fert d'un recipient dont 

 la capacite eft grande ; car alors il n'y a plus de proportion entre elle & 

 ce fluide leger qui peut s'y introduire. 



II eft tres-iniportant qu'il ne fe trouve dans cette pompe qu'une tres- 

 petlte quantite d'huile, parce qu'alors le gaz elaftique qui en provient eft 

 en fi petite quantite, qu'il ne peut nuire en rien a I'exaftitude des expe- 

 riences: quant a I'huile qui s'accumule par I'adion de la pompe dans le 

 vaiffeau deftin^ a la recevoir, elle ne peut pas non-plus empecher I'eva- 

 cuation de fair, puifqu'elle n'a point de communication avec la capacite 

 du recipient. 



On ibumit enfuite la pompe a de nouvelles experiences , pour s'aflurer, 

 par le moyen d'une jauge placee fous le recipient , jufqu'a quel point I'air 

 pouvoit s'y rarefier ; & nous reconnumes , par ce precede , qu'il ne reftoit 

 tout au plus dans le recipient qu'un millicme de i'air qui y etoit aupa- 

 ravant contenu. Toutes les fois que Ton fait ufage de cette eprouvette, il 

 faut avoir attention de bien effuyer I'interieur du recipient de la jauge & 

 de la pompe , pour qu'il ne s'y trouve plus d'humidite. 



Nous vimes , dans ces circonftances , que le mercure etoit defcendu 

 au point d'etre de niveau dans les deux tubes ; ce qui prouve bien que 



