SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 271 

 I'air fe rarefie de mille degrds an moins , comnie nous le reconnumes par 

 la jaiige dont nous avons parle cidefTus. 



Nous avions en dernier lieu adapt^ a la pompe , par le moyen d'un 

 tube de cuivre recourbe , un long tube, on ce qu'on appelleun long baro' 

 metre dt verificaiion. Ce tube de cuivre defcendoit tout le long du cote du 

 cbaflis de bois , &: venoit fe prolonger, par fa partie inferieure, dans dii 

 mercure contcnu dans un vafe bien net. 



Les trois jaiiges placees , la pompe mife en jeu , on vit alors le mercure 

 de la petite jauge fe mettre de niveau^dans le tube inrerieur & exterieur; 

 celui du grand baroiTJctre qui fervoit de mefure , monter audi haut que 

 celui du vrai barometre , & la jauge de mefure, ou \s peargage (i^ , indi- 

 quer mille degres environ de rarefadion. Mais n'ecant pas bien surs que 

 le mercure du barometre de comparaifon eut bouilli dans fon tube, nous 

 «n commandames un tout expres. II fut tire avec foin a la iManu failure , 

 bien effuye , le mercure bien bouilli dans route fon erendue , les dimen- 

 fions du tube , de la boule , les dividons exadement les mcmes & dans 

 le barometre & fa jauge. Ces precautions prifes, la pompe fur de nouveau 

 effayee , & nous vimes le mercure de la grande jauge monter d'un ving- 

 tieme au moins de pouce au-deffus de celui du barofnetre de 'comparai- 

 fon ; ce qui nous indiqua clairement une rarefacftion de 600 degres en- 

 viron. Mais dans ce moment la, la pompe etoic trop en defordre pour 

 fervir a faire des experiences aufli delicates; elle couloit; & depuis fix fe- 

 maines, pendant lefquelles on s'en etoit fervi trts frequemment , elle n'a- 

 voit ete ni remontee , ni nettoyee, & s'etoic trouvee expofee a route la 

 pouffiere de la boutique de rArtille. Neanmoins, dans des circonftances 

 fi peu favorables, elle fuffit pour donner6oo degres de rarefaiftion , d'oii 

 je peux conclure avec raifon , que, dans unc pompe en bon etat , on par- 

 vitndroit tres-certainement a 1000 degres de rarefadion. 



Je vais terminer cet ecrit pardonnerun leger tableau des experiences 

 d'eledricire auxquelies fervit cette pompe, me refervant a en donnct 

 dans un autre temps des details plus circonftancies. 



Des que la pompe pneumatique fut en etat , on placa fur la platine un 

 recipient de ctiftai , furmonte d'un bouton de cuivre , cimente a fon ouver- 

 ture fuperieure ; on en approcha a un demi-pouce de diftance le bout d'un 

 condudeur eledrique. Du moment 011 la pompe fut mife en jeu , nous 

 vimes paiTer en torme d'etincellcs le fluide eledrique du condudeur a la 

 tete du recipient; nous fimes le vide dans le recipient: des-lors le fluide 

 eledrique palTa de la pointe jufqu'a la platine au travers du recipient 

 dont il eclairoit route la capacite. Nous f imes enfuite le vide le plus par- 



(1) Jauge a poiie. 



