iSS OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 

 '•anre & celiii de la congelation.) A ce thermomerre , j'ajuftai une echellc 

 de laiton , en divifant chaque degre en 40 parties, dont chacune eft la 

 ao"^ partie d'l pouce; chacune de ces parties tut divifee par une ligne 

 tranfverfale en iO parties ; en forte qu'au nioyen d'line regie mobile fur 

 I'echelle , &: qui mortoit & defcendoit a volonte dans une rainure , je 

 pouvois mefurer la 400' partie d'l degre de inon thermometre ; ce qui eft 

 equivalent a la 2 ;o'^ partie d'l pouce, chaque degre ayant 2 pouces d'e- 

 tendue. Le rcfte de cet inftrunient que j'ai prefente a I'Academie , n'eft 

 qu'un cylindre de laiton, dans lequel le thermometre, avec fon echelle , 

 peut etre eleve & enticrement abaiile a volonte, &c qui lui fert d'etui. La 

 partie luperieure de ce cylindre fe terme par un couvert de laiton a double 

 tond , qui contient une lampe a efprit-de-vin ; le cylindre eft rempli 

 d'eau. Lorfqu'on veut faire ul'age de cet inftrument , Ton devifle le cou- 

 vert, Ton ailume lalarnpe, & on la place fur le cylindre; lorfque I'eau 

 bout, on elcve un peu le thermometre, & on obferve I'endroit ou 

 s'arrcte le mercure;ce qui fait connoitre la predion de Fair fur la furface 

 de I'cau , & par confequent I'elivation du lieu oil I'on is trouve. Les avan- 

 tages de cettc methode lur la mefure baromerrique , conhftenten ce qu'il 

 r'y a pas aur.int dc caufcs etrangcres qui inHiuenr fur le thermometre que 

 fur le baromctre. 



2°. En ce que I'inftrunient eft plus facile a tranfporter. 



3°. En ce que Ton peut a volonte rendre les differences plus confidera- 

 bles , fans nuire a la juftefie de I'inftrunient , en augmentant feulement la 

 capacite du cylindre qui contient lemercure. 



Je fuis occupe a prefent a tormer des tables qui indiquent le rapport des 

 preflions de I'air aux degres de chaieur que prend I'eau en bouillant ; ce 

 que j'appliquerai enfuite aux mefures therniometriques des elevations, 5c 

 donnerai le tout dans un traite particulier. 



J'ai examine i'air qui fe degage de la poudre a canon p;ir fon inflam- 

 mation , celui qui devient libre par la deronation de la poudre ful- 

 niinante , celui qui fe degage par les detonations du falpctre avec la 

 poudre de charbon de bois. Pour obtenir ces airs , j'ai lait detoner les 

 melanges d'ou je Its ai tires , en les projctant par parties dans des cornues 

 tubulees, 5c en bouchant, aulTi vire que pollible , la tubulureavec de I'ar- 

 gile : les cols des cornues donnoient dans un baquet rempli d'eau, fous 

 i'ouverture d'un recipient qui en etoit egalement rempli. Pour prevenir la 

 trop fubite inflimmarion de la poudre a canon , je I'avois broyee avec 

 di I'cau, & fechee feulement en partie; en forte qu'eraiit encore fort.hu- 

 mide , elie ne detona que fucecflwement ; ce qui me lailla le temps de 

 recueillir fair qui s'en degageoir. J'ai trouve : 



• I °. que fair qui fe degage par I'lnflammation de la poudre a canon, 

 contient la moitie d'air hxe , & que le refte eft de fair nirreux , qui cepen- 

 daiit n'a les proprietes de cet air que dans un degre moiadre cjuc celui qui 



fe 



