S[/R L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 549 



Tous ceux qui connoillcnt le tour a guillocher , favent que cet outil 

 peut fcrvir , fi Ton veut , a tranfmettre a la piece qu'on travaille, la fi- 

 gure de la rofette en phis grand ou en plus petit, felon qu'on le juge a 

 propos. Si done on a trjce 6; coupe fur une piece de cuivre une de ces 

 courbes de grandeur I'uffifanre pour ctte tracee avec exactitude par la 

 uiethode que nous avons doiuiee ; cette piec; devicndra une rofcttc qui , 

 etant appliquee au tour , procurera le moyen d'en faire autant qu'on 

 voudra de lemblables , de routes les grandeurs qu'on pourra defirer. Jc 

 dois cet expedient a M. le Roy I'ainejqui a bian voulu me le coniniuni- 

 quer ; &: jencduis pas dilfiniuler qu'il m'a alfure avoir autrefois conftruit 

 un inftrument a peu prcs femblable , trials fans y employer la courbe , dont 

 I'idee ne lui etoit pas venue. 



Le meme efprit de juftice exige que je dife qu'il y a plus d'un fiecle 

 qu'Otho de Guericke (l)avoitaufli tait quelques tentatives ace fujet; & 

 ce qui eft trcs-fingulier , c'eft que ce celebre Phyficien , apres avoir bien 

 nettement etabli les deux mefures del'aiv, I'une en conliderant la psfan- 

 teur abfolue d'une colonne d'air, & I'autre en examinant la pefanteur 

 fpecihque d'une malfe d'air prife en un endroit quelconque , oublie en 

 quelque forte ce qu'il vientdedire, & effaye de faire un barometre avec 

 un globe de verre vide d'air , fufpendu a une balance : on juge bien qu'il 

 n'eut pas de fucccs; audi i'abandonna-t il bientot, pour s'en tenir a u ba- 

 rometre d'eau , auquel on a depuis fubftitue avec railon le barometre a 

 niercure. Revenons a la divifion de I'inftrument. 



Une des proprietes de la courbe eft, comme nous I'avons dit , de rendre 

 les inclinaifons de la regie proportionnelles aux variations de la dcnfite 

 de Fair. II fembleroit done que rien ne feroir plus facile que de les me- 

 furer , en ajoutant a la regie un arc de cercle gradue ; mais le cercie de 

 gravite de cet arc , qui fe trouveroit neceflairement a des diftances diffe- 

 rentes du point d'appui dansles mouvemens de la regie, introduiroit des 

 variations dans le poids refpeftif de fes deux parties, &altereroit la mar- 

 che de rinftrumenr, Heureufement il exifte un moyen trcs-fimple de pte- 

 venir cet inconvenient. 



A mefure que la regie s'indine , lecontre-poids de plomb qui fait equi- 

 libre avec la boule , monte & defcend; mais fes afcenfions ou dcfcenfions 

 ne font pas proportionnelles aux inclinaifons de la regie ; elles le font aux 

 fmus de ces inclinaifons. Si done on attache au pied de I'inftrument un 

 plan vertical N O derriere le contre-poids fur lequel on marque, par des 

 lignes hovizontales , des intervalles dans la proportion des finus , d-rpuis 

 0° jufqu'a 30° de part &i d'autre du point ou fera le contre-poids, quand 

 I'air fera dans fa denfite moyenne; on aura des divifions inegales, furlif- 



(1) Odi. Je Guericke , Expcr. magdeburgica , 1. 3 , chap. XXI & XXXI. 



