( 4o8 ) 

 goulleletlc suscite promplement. A cet ettet, on prend 

 l'instrument eu question , on pose le cône près de l'en- 

 droit où se trouve l'èlre, on aspire par l'autre bout, 

 mais assez légèrement pour que l'eau ne monte que jus- 

 qu'aux deux tiers ou aux trois quarts de la capacité de la 

 sphère , ce qui demande un peu d'habitude -, alors on 

 pose le doigt sur le limbe supérieur, et on enlève l'in- 

 strument en entier. L'eau ne sert pas de la boule , i° à 

 cause de la force capillaire du cône 5 2° parce qu'on em- 

 pêche l'air d'agir de haut en bas. On retourne l'instru- 

 ment 5 la force capillaire des parois de l'étranglement 

 empêche l'eau de la sphère d'entrer dans le tube. On 

 bouche ^ au moyen d'un peu de cire molle ou à cacheter, 

 l'orifice du côiie , qu'on dessèche bien préalablement ; 

 on renverse de nouveau l'instrument. Si on a agi avec 

 dextérité, pas de doute que l'être à observer ne se trouve 

 dans la petite portion d'eau incluse dans la sphère où 

 l'on pourrait la conserver indéfiniment , si cette eau ne 

 s'évaporait. Il faut donc empêcher la formation des 

 vapeurs. Pour cela , on introduit dans le tube cylindri- 

 que, et au moyen d'un chalumeau, une portion d'eau ; 

 suffisante pour en remplir la capacité 5 on a soin de ver- 

 ser d'abord le liquide par une grosse goutte , puis peu 

 à peu en plus grande quantité , et on fait monter son 

 niveau aussi haut qu'on veut. Il est clair que la capilla- 

 rité de l'éiranglement b , fig. B , empêchera le liquide 

 supérieur de descendre dans la sphère , en même temps 

 que celui compris dans cette portion, après avoir chargé 

 de vapeurs .autant que possible la petite atmosphère qui 

 le recouvre, ne pourra désormais plus s évaporer. 



Pour observer au microscope la petite sphère ou le 



