SUR L'HIST. NATVRELLE ET LES ARTS. 75 



infailliblement fi on I'y lailFoir. Le miroir doic reftet dans les cendres 

 jufqu'a ce que le tout foic entierement refroidi. 



On derachera facilement le jet en limanc un pen tout autoiir avec 

 une bonne Jime demi-ronde , & en lui donnant enfuue un tres-petit coup. 

 Dans cet etat le miroir peut ecre travaille. 



Maniere de degrofflr & de former le Miroir. 



II ne faut pour degrodir le miroir , le former & le polir que deux ballins 

 & une pierre a aiguiier ordinaire. La principale raifon qui fait que les 

 artiftes ne donnent pas a leurs miroirs une bonne forme , eft que , voulanc 

 fuivre ftridement la merhode de MM. Smith & Mudge, ils empioyenc 

 trop de ballins dont les effets fe detruifent reciproquement. Si nous etions 

 affez fages pour imitet la nature qui agit toujours de la maniere la plus 

 (imple, nous parviendrions certaitiement a un plus grand degre de per- 

 fedion dans la plupart de nos reclierches en mecanique. De plus, les 

 baflins dont les artiiles fe fervertt generalement , font trop grands pour 

 qu'ils puiffent donner une figure regulicre a leurs miroirs. Les feuls 

 outils dont je nie fers confiftent en un baftln compofe de plomb & 

 d'etain , ou feulement de ce dernier meral (il fert aufli pour polir ) 6c en 

 un baflin forme de qiielques pierres fines a aiguifer. Un outil te! que ceiui 

 qu'indiquent MM. Smith 5^: Mudge eft ennerement fuperflu , il exige 

 beaucoup plus de travail , & nuit plutoc qu'il ne fert. De toutes les 

 methodes, celle qui me paroit erre la'meilleure pour degrolfirle miroir , 

 conlifte a le travailler ( jufqu'a ce qu'il foit tout-a-fait luifant j fur une 

 pierre a aiguifer ordinaire (i) a laquelle on aura donne a-peu-prss , pat 

 [e'moyen d'un calibre, la courbure que doit avoir le miroir, L'on fe 

 fcrvira enfuite du baftin convexe, fait de plomb & d'etain , dont on vient 

 de parler , pour y travailler le miroir avec de I'eineril fin. Cependant quel- 

 que fin qu'il fut , il uferoit trop le miroir , fi Ton ne prevenoit cet incon- 

 venient par un moyen que j'mdiquerai ci-apres. 



Le baffin doit etre elliptique &c non circuiaire (j'en donnerai tout- 

 a-1'heure la raifon ) : fes dimenfions feront telles que fon plus petit 

 diametre foit egal \ celui du miroir , & que fon plus grand & fon 

 plus petit diametre foient exadlement enrr'eux :: 10 : p. On verra 

 ci - apres its raifons qui m'ont determine a fuivre cette propor- 

 tion. On trouve dans I'Optique de Smith & dans le volume des 

 Tranfaci. Philofovh. deja cite (page!) la maniere de travailler le 

 miroir fut cet outil , Si meme fur tous ceux dont on doit enfuite fe 



(t) On peut , fur le tour , donner facilement a la meule la form« du calibre , en 

 fe fervant du tranchant d'un barreau de fer , & en la travaillant ainfi jufqu'a ce 

 qu'elle ait exaftennent U courbure du calibre. 



Tome XXXV, Van. 11, i-j8s).JUILLET. K 



