SUR VHIST. NATURELIE ET LES ARTS. ipj 



objets de recherclies , il falloit ass inrtrumens pius parfd/rs oue cet-.v 

 qu'on avoir employes jufqu'ici. En efFtjr, en ("apporanc que la variarioa- 

 «ir lieu, elle devoir crre peu conrtderable. En confeqiieuce fes rr.ouve- 

 mens, c'eft-a-dire , les accroiffemens & Jes dimiitun'ons ne poiivoient 

 erre failis & detwmines que par un rhermoniecre tres-exa.it & exrreme- 

 menr fenfifale ; mais tel cependanr que la prefeiice de I'obfervareur ne le 

 fir point varier rtop fuhirenient , & tie rendir pss rohfervarion- pliylique- 

 inenc inipollible. La conflruiftiou d'uii pareil inftrumenr offi-oir fans 

 doute tropdedifficulres pour etre confieea un fimple ouvrier praticien , &: 

 peut-erre n'aurois-je pu me le procurer tel que ie pouvois le deflrer, fans, 

 les fecours & les lumicres d'un de niss confreres, M, Lavoifier , qui 

 voulut bien fe charger de faire execurer fous fes yeux le rhermomerre done 

 nous ailons donner la defcription , en indi^^uant en menie-tenis les pre- 

 ca,utions prifes pour fa conftruftion & fa graduation. Nous croyons 

 devoir de/igner ce nouvel inftrumen: fous le nom de Thirmomitre d: 

 temperature. 



Defcription du nouveati Thermomctre de Temperature. 



La glace fondante & I'eau bouillante offrent les deux termes les plus 

 conftans &: les plus precis quel'on air encore pu trouver pour la gradua- 

 tion du thermometre. Mais I'inrervalle entre ces deux extremes deviendroit 

 trop confiderable dans un rhermomerre que Ton voudroir rendre tt^s- 

 fenlible , & dont le tube ne pourroic avoir moins de vingt a vingt-quarre 

 pieds de longueur. Or , ou trouver un pareil tube alTez exaclement 

 calibre? & ou placer un pareil inftrument? I.e fuif fondant prefente un 

 autre rerme moins eloigne, puifqu'il ne repond qu'aux environs du rrente- 

 deuxicme degre. Ce rerme, d'apres les recherches de M, Lavoi/ier , paroic 

 meme affez conflant ; mais il n'eft pas rigoureufement le menie dans 

 toures les efpcces de fuif. II fallut done en revenir a la glace &: a I'eau 

 bouillante , & prendre le parti fuivanr. 



M. Lavoifirt conllruifir d'abord un thermomctre a mercure avec un 

 tube bien calibre d'environ vingt pouces de longueur. Les deux termes 

 de la glace fondante &: de I'eau bouillante furent determines avec le plus 

 grand foin , & marques fur le tube meme par un rrait exrrcmement Sn. 

 II choifir pour rempiir le thermomctre un jour ou le baromt;re etoir a 

 vin»r-huir pouces, & pour eviter que la hauteur de la colonne d'eau dans 

 laquclle on le plon^eoit n'augment.u la chaleur de I'eau bouillante dans 

 Tendroit du bain ou la boule etoir plongee , il fe fervit du bain-marie dans 

 lequel le rhermomerre pouvoit erre couche prefqu'horifonralemenr, Ce 

 thermometre acheve fur fixe fur une bande de glace , & finrervalle du 

 terme de la congelation a celui de I'eau bouillante fut divife en quatre- 

 vingts parties par le fieur Richer , qui employa a cerre operation une 



Tome XXXF, Fart. II, i-j-.c,. SEPTEMBRE. Bb 



/ 



