ip4 OBSERFJTIONS SUR LA PHYSIQUE, 



excellence machine a divifer. PafTons a(fl;uellement a la defcription du 

 fecond diermon.etre auquel celui-ci ne devoir fervir que d'etalon. 



On a choifi un matras de deux pouces & demi de diametre dont on a 

 coupe le col a trois pouces. L'ouverture a ete retrecie a la lanipe 

 d'eniaiUeur , & on y a foude un tube de verre prefcjue capillaire de vint^t- 

 dcux pouces ds longueur, Ce tube avoir ete choili dans un rres-grand 

 nombre , & fe trouvoit parfairement calibre. II a refulre de ces difpofi- 

 tions un gios iliermometre qu'on a empli de mercure trcs-pur , & Ton 

 a lair bouiilir enfuite ce mercure dans la boule meme avec beaucoup 

 de precaurions. Cerre operation delicate athevee , a mefure que le mer-- 

 cu;e de la boule fe relToidifloit , on a sjoutedu mercure qui avoir bouiili, 

 & la quanrite en a e:e ptoportionnee de manicre qu'a la remperarure des 

 caves de rObfevvacoire, le mercure put s'elever environ aux deux riers 

 de la longueur du tube. 



. Ce rhennomcrreconftruit, ilfalkit Iegraduer,&: c'etoirle point difficile. 

 On prit une baiule de glace portant d'un core unedivifion rres-exacle en 

 pouces & en lignes tontre laquclleon fixa le nouveau thermomecre que 

 Ton plongea dans un bocal , dont on voit la figure, Blanche I. Oa 

 remplit d'eau ce bocal , & on y plongea en meme-tems le nouveau 

 riiernionicrre-etalon'. Corame la boule de ce dernier eroir incompara- 

 blement plus petife que I'autre , fi i'on avoir fait varier brufquement la 

 temperature de I'eau du bocal , la marche du gros thermomctreauroit ete 

 fort en retard fur ce!!e de I'e'talon , ^ il auroit ete impofl^ble d'etablit 

 une comparaifon entr'eux. Pour evirer cec inconvenient, on a choifi pour 

 operer.le commencemer.r du printems , faifon dans laquelle la rempe- 

 larurc de I'air varie pen dans I'interieur des maifons. On s'eft etabli dans 

 un apparremenr dont les fenetresetoienr conftammenr fermees. Enfin , 

 pour plus de surete on a oris pour etablir les comparaifons le terns ou les 

 rhermomcrres n'avoient point varie depuis plus de rrois lieures, Ces 

 operations ont rendu I'operation extrcmcment iongue. Elle a dure fix 

 femaines, Au moyen des obfervations qui onr ete muliipliees pendant 

 cet intervt;lle, on eft parvenu a conno'cre avec affez d'exaditude les 

 hauteurs du mercure en pouces & en lignes dans le thermonictre de 

 mercure correfpondant aux hauteurs du mercure de degres en degres 

 dans le thermometre-etalon. Le refliltat a ete que chaque degre dil 

 thermometre-eralon repondoit a quatre pouces trois lignes du thermo- 

 nictre de remperature ; que le neuvicme degre, par exemple, repondoit 

 a douze pouces" fix Jignes, & le dixicme a feize pouces neuf lignes , 

 d'apres quoi i! a ete facile de faire fur la bande de glace du thermo- 

 mctre de temperature , une divifion en degres & fradiors de degres 

 larerale a celie qui avoir d'abord ete faite en pouces & en lignes. L'on 

 voit done a gauche du tube de notre nouveau rhermomcrre une echelle 

 en poiiceSi lignes fc quart de ligne,& a droite une autre echelle de degres 



