SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. ip; 



fubtlivifes chaciin en cent parties : & comme chac'.:ne de ces parries elF 

 a-peu-pres de h grandeur d'une demi-l;gne, on voit que Ion peuc 

 diilinGjiier & eftimer trrs-facile/nent le demi-cenricmi d'un 'degre.'Ces 

 divili-'HS onr ece faites par le meme arrifte que nous avons c\ti ci-defuis ; 

 & c'eft le lieut MofTy qui a ete charge de rexecution des deux aucres 

 parties du thcrmometre. 



Lorfque le thermometre de temperature Sc Ton e'calon ont ete ainfi 

 complettemenc acheves , on a cru devoir verifier encore une fois toutes 

 les comparaifons , & I'oh a attendu a cec elFec les premiers froids de 

 Tautomne : alors on s'eft etudie de nouveau a mectre les deux thermo- 

 metres parfaitement d'accord , ce qui peut s'executer avec la plus grande 

 facilite, par le moyen d'une vis de rappei , qui fait monterou defcendre 

 a volonte de quelques lignes la bande de glace qui porteles diviimns. 



Tels furent les procedes employes par M. Lavoifier pour conftruire 

 le thermometre que je lui avois demande propre a determiner les plus 

 perites variations de la temperature des fouterrains. Ce fuc en cet etat 

 qu'il I'apporta a I'Obfervatoire , le 4 jnillet 1785. II me refle a rendre 

 compte des foins & des precautions que j'ai ptis de men cote pour 

 I'etabliflement du nouvel inftrument. 



Etablljfement du nouveau Thermometre. Determination de la. 



Temperature des Souterrains & de fes variatwns pendant 



deux annecs, 



Je n'avois vu faire qu'avec peine en 1781 une ouverture & une com- 

 munication des fouterrains de I'Obfervatoire avec les nouvelles carrieres 

 de Paris, prefumant bien que I'introduclion du nouveau courant d'air 

 changeroit la temperature. Pour m'en affurer, je defcendis le ij" fevricr 

 1782, un thermometre a mercureau fond des fouterrains, accompagne de 

 M. le Gentil, qui apporta aufli un autre thermometre a efprit-de-vin , 

 & nous depo'James les deux inftrumens dans I'endroit reconnu de tout 

 terns pour conferver toujours la meme temperature? , 5c fur la table 

 confacree depuis cent ans au depot & a I'epreuve des thermomctiej. 

 De reto'ir au meme lieu, le I^ndemain nous trouvames nos deux inflru- 

 mens parfditement d'accord ; mais ils ne marquoienc que 7 d. -^ pour la 

 temperature des fouterrains, au lieu de 9^ qu'elle etoit jadis , ce qui 

 confirma pleinement mes foupcons. Tres fdciie d'avoir perdu \.\t\ rem e 

 precieux de comparaifnn pour les thermomerres , .& defirant de le 

 recouvrer, je pris le parti de taire boucher en maconnerie epailTe toutes 

 les avenues qui aboutifloient a la table des thirmometres, excepte un* 

 entierement oppofee a la nouvelle ouverture, & que je fis ferm.er d'une 

 bonne porte ; ce qui me procura un varte cabinet foutetrain en gaierie 

 de cent piedsds longueur , fix pieds de largeur & huit piedsde hauteur, 

 a laquelle communiquent encore trois autres caveaux en cul-de-fac 

 Tome XX Xr, Fan. U, i-]Sp. SEPTEMBRE. Bb ^ 



