io6 OBSERVATIONS SVR LA PHYSIQUE, 



La preference que Ton donne maiinenanr aux telefcopes newtoniens 

 ( depuis les dernitres & excellentes obftrvations de M. Herfchel) pour 

 faire des obfervations delicates dans le ciel, fur-tout fi Ton emploie de 

 petites ouvertifres & de longs foyers, m'a engage n inferet ici cette Table, 

 tiree en grande partie de I'Optique de Smith , vol. I , pag. 148 ( vol. I ; 

 P^g- 39 ^ t'e la tradudion fran^oife du P. Pezenas ) , que j'ai continuee 

 depuis 17 jufqu'a 2-J pieds de dirtance focale du grand miroir. J'y ai 

 joint les numeros de Newton , par le moyen defquels- on peut calculer 

 aifement J'ouverture d'un telefcope quelconque. Voyez I' Appendix a 

 I'Optique de Gregory , pag. 22p , ou les TranfaS. Philofoph. N°. 81. 



11 eft peut-etre neceflaire d'avertir que la Table precedente a ete 

 confltuite en prenant pour r^gle invariable les dimenfions moyennes de 

 1 ouverture & du groiniTen^ent de I'excellent telefcope newtonien de 

 M. Hadley , favoir , diftance focale du grand miroir , 62,5" pouces. — 

 "Ouverture du miroir concave, y pouces, & amplification, 208 fois. 

 M. Herfchel fe fett prefque toujours d'un telefcope ne'orronien dont le 

 foyer du grand miroir eft de 7 pieds , Ibuverture de 6,25" pouces , & 

 qui groffit 227 & 4.60 fois ; mais il poulFe quelquefois le grofliffenient 

 jufqu'a 64JO pour les etoiles. 



N. B. Si les miroirs d'un telefcope newtonien font travailles audi 

 parfaitement que ceux de fept pieds de M. Herfchel, on aura le plus 

 fort groflllfement qu'un pareil telefcope puiffe fupporter , avec la plus 

 grande nettcte, en multipliant le diametre du grand miroir par 74, Sc 

 I'on trouvera le foyer de I'oculaire en divifant celui du- grand miroir par 



le groflilTement: ainfi 6,23" x 74 = 462 amplification, & == 



0,182 pouce, foyer de I'oculaire. 



Meniere de rendre parfaitement plan & de polir le petit Miroir 

 d'un Telefcope Newtonien, 

 Les perfonnes qui voudront conftruire des telefcopes newtoniens ne 

 feront peut-etre pas fach^s de favoir qu'on peut rendre parfaitement 

 plan le petit miroir elliptique en fe fervant de deux ou de plufieurs 

 baftins beaucoup plus larges que le miroir, aprts avoir amene ce dernier 

 a la figure plane, auffi bien qu'il fera poftible, en le trav^aillant avec de 

 I'emeril fur un petit balfin de plomb. Les outils ou baffins de pierre 

 doivent avoir au moins fix pouces de diametre. Leur figure ne fera 

 cenfee parfaitfe qu'autant que le miroir ayant ete fini fur I'un de ce$ 

 baffins pourra ctre applique fur une autre fans recevoir aucune alteration. 

 On donnera les fixderniers coups dans le fens du grand axe de I'ellipfe, 

 apres quoi on le polira fur le polidoir circulaire de poix dont le diametre 

 fera plus grand que le petit axe d'environ ^ partie. Cert a AL Herfchel 

 que je fuis redevable de cette methode. 



