102 OBSERVATIONS SVR LA PHYSIQUE, 



Placer le centre Jic petit Miroir dans I'axe da Tchfcope, 



DiCpofez le cercls de carton & le tuyau des ociilaires comme il a 

 cte die ci-deflus. Enfuita regardez a travers {'(Eiileton & examiiiez, dans 

 le petit miroir , fi le bord exterieur de I'anneau lumineux eft e'^aienK-nt 

 diftant du bord de ce mcme miroir : dans ce cas le centre de ce dernier 

 ckDincidera avec I'axe du telefcope ; raais dans route autre pofition ,la2or.e 

 obfcure qui entoare I'anneau n'aura pas la meme largeir par-tour, & le 

 centre da petit miroir ne fera pas, par confequent , dans I'axe du tube. 

 Si Ton veut parvenir a le placer comme il faut, d'une manicre fort 

 fimple, on obfervera de donner une large portee a la vis qui traverfe le 

 bras du petit miroir, Si Ton aura foin en rneme-temsde faire le trou 

 par lequel elle palFe, egalement afTez large , pour quelle puifle avoir un 

 peu de jeu dans routes les directions poffibles. Le diametre de ce trou 

 doit etre cependant un peu plus petit que le diametre de la portee de la 

 vis. Par cette difpofition , on pourra elever ou abailTer le petit miroir , le 

 poufTer un peu a droite ou un peu a gauche, & le fixer enfuite dans 

 quelqu'une de ces poiirions , moyennant les trois vis qu'on a placees fur 

 % detriere de ce miroir. Dans cette operation comme dans les prece- 

 denteSjOn ne peut aller qu'en tatonnant, & il faudra necelTairemenc 

 tatonner jufqu'a ce que i'anneau paroilTe dans Je petit miroir d'une 

 laro-eur uniforme dans routes les parties de fa circonf^rence, & en meme- 

 tems , jufqu'a ce que le bord exterieur de I'anneau foit parfairement 

 concentrique au boid du miroir ; car ce ne fera qu'alors que la furface 

 du petit miroir fera parallele a la furface du grand ,& que leur centre, 

 ainli que celui des oculaires , coincideront avec I'axe du telefcope. 

 ■ N. B. Lorfque le petit mitoir aura ece place, comma on vient de le 

 dire , on pourra verifier fa pofition Si la reiflifier avec la plus grande 

 ptecifion par la methode fuivante. 



Placez, a cinquante ou a cent verges du telefcope, un cercle d'un demi- 

 pouce ou d'un pouce de diametre dont le bord Ibit noir. Tournez la vis 

 de rappel pour que le petit miroir s'eloigne ou fe rapproche du grand, 

 & vous obferverez , s'ils font bien centres, que le bcrJ du cercle paroirra 

 devenir toujours plus petit ainfi que le cercle lui-mcme, & qu'il fe ter- 

 niinera enfin , fi vous continuez de tourner la vis , en une tache noire , 

 au milieu du veritable cercle (lequel continuera d'etre vifible ) entouree 

 d'une large zone noire parfairement reguliere. Si la tache paroit fur le bord 

 du cercle, & par confequent fi la zone n'a pas une largeur u-niforme 

 tout autour de la tache , c'eft une preuve que les miroirs ne font pas 

 centres parfaitement; mais on pourra redrclfer le petit miroir en ferrant 

 un peu celle des trois vis (defquelles on a deja parle ) qui eft diamettale- 

 ment oppofee a la tache noire. Lorfqu'on aura reconnu que les miroirs 



