210 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



de trouver a la page Jjy la defcription de ce que j'ai fait avec beaucoup 

 de peine (il eft vrai que la meine idee n'admettoic pas de difference dans 

 I'execiition ). Je laifle a M. Cazalet route la gloire de cette decoiiverte; 

 je ne demande que de la partager, & jepeux prouver que la defcription 

 que vous trouverez ci-jointe eft dans les mains de M. le Chevalier de la 

 Chabeauiriere , Infpedeur des mines de Baigori , depuis plusd'uneannee, 

 ainfi qu'iin Negociant de Bayonne a qui j'en ai fair part il y a plus long- 

 tenis. Je voudrois, s'll etoit poftible, ne pas perdre ma part de cette 

 decouverte : c'eft pourquoi je vous prie de faire inferer dans le nieme 

 Journal la defcription fuivante. 



Defcripuon dune nouvelle Mackhie pneumattque , par M. MiCHULjils. 



La platine A & le robinet B font abfolument femblables a ceux des 

 machines appelees a etrilles; mais ils doivent etre de fer. A la place du 

 corps de ponipe on adoptera une feconde platine a de fix pouces de 

 diametre qui fera cimentee exaiflement a iin recipient a gouleau C. A fon 

 gouleau fera ajulle un tube de verre D de trente-deux pouces de longueur 

 & de trois ou quatre lignes de dianietre. 



G eft une efpece de cuvette de barometre , dont la forme eft arbirraire , 

 pourvu que Ton fe menage les moyens d'y adapter une clef de robiner. 

 H reprefente I'anneau de cette clef, qui eft petcee d'un trou tranfverfal 

 &C d'un fecond qui communique au centre pour faciliter I'introdudion &C 

 I'evacuation du mercure. Au-deffus de ce robinet s eleve un fecond tube E 

 rermine en entonnoir & afTez long pour arriver au centre du robinet B. 



La clef H tournee de maniere a laifTer entrer le mercure dans I'interieur 

 & le robinet B ouvert, fi on verfe du mercure dans I'entonnoir , & em- 

 plira bientot la cuvette , le tube D , le recipient c , &c enhn il arrivera au 

 robiner B (fi onena mis afTez pour qully ait niveauentre les deux colonnes). 

 Changeant la fituationdu robinet, oa verrafortit le mercure par lorificel, 

 & il en fortira autant qu'il y en a de trop pour equllibrer a la pefanreur 

 de I'atniofphcre relativement au degre de vuide. Si les recipiens font 

 egaux, le mercure defcendra a quatorze pouces, & I'air fe rartifiera de 

 moiriii. En recommencant toujours,on parviendra , je crois , a faire le 

 vuide autanr parfait qu'il peut I'etre. 



Une echellede barometre a cote du tube fervira d'eprouvetce. 



J'ai Thonneur d'etre , &c. 



A r Hotel de la Monnoie de Btijon/ie , ce i j* Juin 17S51, 



^ 



