43^ OBSERVATIONS SVR LA PHYSIQUE, 



du mercure premicrement mife, laquelle divifion marquez par zero, & 

 rombrez les divifions au-defliis Si au-deflous ce point a chaque dixiciiie, 

 avec 10,20, 30, &c. Les nombres au-defTus de zero expriment la 

 quantite d'expaiifion en dix milliemespartiesdevolume&ceux au-deflous 

 de zero, la contradion en dix miUicmes. 



Pour fe fervir de cet inftrumenr, nous n'avons qii'a remplir laboule & 

 le tube jufqu'a Ja divificn zero , avec le fiuide qui cfb le lujet de I'expe- 

 rience, a une tempevRtute connue, par exemple a 6o° de Farh. II fera 

 beaucoup plus facile de le remplir en tirant le bouclion , pour laiffet 

 I'airs'echapper, puis quand il eft rempii , il faut rcplacer ie bouchon. 

 Cela etant fait , plongcz Tinftrunient avec iin thermomerre tics-exad: 

 dans un graod vaifleau d'eau , & echauflez-le jufqu'a pres 100° de Farh. 

 Fdites que la temperature change leniement, & obfervez tres-exademenc 

 quand le mercure dans le thermometre delcend. A chaque degre de 

 Teclielle fuivez les divifions indiquces par la furface du fluide a I'echelle 

 de I'expanfion ; elles exprimeront les quantites d'cxpanfion en dix 

 niillicmes de parties, pour les degres de temperature. De la meme maniere 

 obfervez la quantite de conrradion quand la temperature eft au-delTus 

 60°, ou quand la furface du fluide dans I'inftrument eft au-deflous de zero 

 a I'echelle. 



II pent ctre plus facile dans la pratique, fi an lieu dc bouclion, I'inftru- 

 ment eft fait avec deux tubes fortant parallelcment I'un & i'autre de la 

 bcule, comme dans la^^. 4. Aufli-tot que le fiuide eft verfe dans un des 

 tubes , I'air de la boule pent s'echappcr par I'autre. Le procede etant le 

 meme avtc cette methode que dans I'autre deja decrite , il fera inutile 

 de le lepeter; il faut feulement avoir egard aux calibres in:erieurs des 

 deux tubes. 



Ainfi nous avons un inftrumenr, dont la fabrique appaitient plus a un 

 faifeur d'inftrumens qu'a un philofophe , ou nous pouvons obtenir la 

 contradtion ou I'expaniion d'un fiuide, dans des dix rnillicnies parties de 

 fon volume pour chaque degre du thermomerre , par un procede facile , 

 6i par- la evirer plufieurs incxadlitudes qui ont lieu dans la determinatioa 

 des expanfions par le poids. 



Nous voili maintcnant a la troillcme, dans laquelle je vais decrire la 

 nouvelle Balance hydrometrique. 



Latii^e de i'hydrometre commun ayanr touiours la meme proportion 

 Telativement a la dimcnfion de la boule, il fuit que les gravites fpeci- 

 fiques determlneesparcet inftrument font erronees, & demandent d'etre 

 corrigees. L'adherence du fluide a la tige, &:lesaccidens auxquels il eft 

 fujet me derern-.inerent a conftruire quelqu'inftrument plus (imple , plus 

 exa(ft 8i moins fujet a ctre derange, pour le remplacer, Avec un inftru- 

 ment, tel que celui que je vais decrire , nous pouvons avec facilite & 

 surete , obtenir la gravite fpecifique de chaque fiuide , exaftement a la. 



