SUR L'HIST. NATURE LLE ET LES JRTS. 44.7 

 determiner I'iiTipoc fur leurs efprits avec Ja preci/ion !a plus arande. 

 Qiiand les erreurs font contrc leur interct , ils ne negligeront pas de fe 

 plainiire;& les determinations vagues ne feront fatistaifantes que pour 

 ceux qui en profitent. D'ailieurs la plus legere reflexion nous convaincra, 

 que la fomme des petites eireuis dans Timpoc , qui feules peiivent 

 patoitre des bagatelles, en feroit une ures-grande fur la totalite I'.e cetw 

 branche du revenu public. 



Cependant, li les hydiomctrcs comniuns etoient conferves , parce ^e 

 les nercepteurs de cec inipot y (out accourumes , )'en ai conllruir un qui 

 paroit avoir plulieurs avancagcs !ur ceux que j'ai vus jufqu'ici. 11 confirte 

 en un tube de verre (^g- 7 ) long environ de quatre pouces & j, d'ua 

 pouce de diametre; I'extrcmite fupeiieure de ce tube ell d'une moindre 

 groffeur, & il y a un glifleur d'ivoire: fur cet ivoire ii y a une echelle 

 qui conrient lOO diviiions , au milieu defquelles eft le zero ; les autres 

 divilions au-delUis & au-deflbus iont 10, 20 , jufqu'au 50. Celle du 

 milieu ou zero exprime Ja force ou la gravire fpecitique d'efprit de 

 I'epreuve a la tempe'rature de 60° ; les divilions au-deffus du zero 

 montrent combien I'efpric eft plus tort que I'epreuve en centiemes 

 parties ; celles au-deflbus du zero divifees egalemenc en centiemes 

 parties , indiquent combien I'efprit eft plus foible. 



Le tube le plus grand ou I'interieur, conrient un tbermometre de Farli.' 

 gradue d'un cote, & de I'autre montrant combien I'efpiit eft plus foic 

 ou plus foible a la temperature de 60°, en centiemes parties de la 

 valeur de I'epreuve : le zero de cette ecbslle eft vis-a-vis le 60*"' dc 

 I'echelle de Farh. & les divifions au-delTus ou au-deffous ce point font 

 10, 20 , &c. Ceux au-deffus du zero montrent le nombre des centiemes 

 qui doivent etre fouftraits pour corriger les refultats par I'liydronictre a la 

 temperature de 60°: ceux au-deffous, le nombre des centiemes qui 

 doivent crre ajoutes. 



L'application de cet hydrometre fe fait ainfi; p!ongez-le dans la 

 liqueur fpiritueufe , dont la vaieur doit etre determinee , & obfervez a 

 quelle divifion fur la petite echelle d'ivoire I'hydrom^tre defcend. Ce 

 nombre en centiemes nionrre combien d'efprit eft au-deffus ou au-deffous 

 I'epreuve fi la temperature etoit a 60° Cat I'echelle de Farh. ou au zero 

 fur I'echelle dc la corredlion fur le tbermometre ; puis prenant I'hydro- 

 metre , voyez a quel point le mercure dans le tbermometre s'arrete fur 

 I'echelle de corredlion , ce nombre exprimera en centiemes de la valeur 

 de I'epreuve , la corredlion pour reduirc le refultat de I'hydrometre a la 

 temperature de 60°. 



Les calculs feront femblables a ceux donne's dans les exemples pre- 

 cedens. 



Cet inftrument paroit etie plus fimple £< plus commode que I'hydro- 

 metre commun. En conftruifanc I'hydrometre ij: le tbermometre enfemble 



