i88 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



niometre de mercure , fiivife en 80 degres de la congelation a I'eau 

 boLiillante. 



Le P. Cotte a donne aiilFi ce rapport d'apres une experience inmiediare 

 fjite fut route la longueur de I'echelle ( voyez Meinoires fur la 

 Meteorologk f Tome I,p- 389, 453 ). M. Gai/^e/z, developpe|enfuite 

 la methode que M. de Luc a fuivie dans les Kecherches done nous 

 venons de parlor , & il fait reiiiarquer que la difference entre I'ancien 

 tSerjTiomctre de Reaumur &<. le nouveau , reflifie par M. de Luc, 

 vienc de ce que le 'zero du premier ell place -^ plus bas que celui 

 du fecond , difference qui doit inflcier fur route I'echelle. 



M. GauJ/en en rendant juftice a la methode que M. de Luc a 

 fuivie , penle que fes refultats font erronn^s ou incertains, parce qu'il 

 s'eft appuye fur des points du thermomctre de Reaumur, dont la 

 correfpondance avec ceux d'un thermometre connii ne pouvoit etre 

 fuffifammenr dererniinee ou pouvoit etre fujette a des meprifes. 1°. M. de 

 Luc n'a point employe un efprit-de-vin parei! a celui dont M. de 

 Reaumur a fait ufage. 2°. II a (ixe le point de la clialeur humaine 

 a 32 Y d. tandis que Reaumur ne I'a fixe qu'A 32 d. C'eft ce que 

 M. Gaufen prouve en rapprochant les rextes de Reaumur 8i de 

 I'abhe Nollet relaiivement a un changement fait au point zero , 

 lorfque ces favans fe determinerent a prendre les termes de la glace 

 fondante , au lieu du ternie de la congelation de I'eau ■, M. Gauffen 

 difcute I'epoque de ce changement a laquelle M. Mejfier & MM. les 

 Commiffaires de I'Academie n'ont point fait affez d'attenticwi dans le 

 rapport qu'ils ont donne en 1777 , de la fuite d'experiences faites avec 

 les anciens thermometres de Reaumur. 3°. M. dc Luc eft parti de ce 

 principe avance par Reaumur , que le melange de deux parties de glace 

 & d'u'.e partie de fel niarin doit faire defcendre en tout teins le ther- 

 mometre de Reaumur a ijT degtes au-dtffous de zero. Or , I'experience 

 apprend que le dfgre de hoid occafionne par ce melange peut varier 

 felon que le fel ell plus ou moins nouveau , plus ou moins purifie , felon 

 que la faifon elt plus ou moins froide. M. Gaujfcn examine enfuite la 

 maniere dont M. de Luc a procede , & ce qu'il auroit pu faire. Nous ne 

 le fiiivTons point dans ce detail qu'il faut neceffairement lire dans 

 I'Ouvrage. Nous obferverons que ce point de thermomctre a ete difcut^ 

 il y a quelques annees entre MM. Gauffen & Van-Swinden , Si que 

 ce dernier a toujours pris la defenfe de JVl. de Luc ; c'eft un prejuge pout 

 elle, mais on ne pourroit decider I'a queftion qu'en voyant les moyens 

 que M. Van-Su-'inden employoit; nous I'engageons a les publier,& a 

 nous mettre en etar d'apprecier encore mieux I'Ouvrage de M. Gauffen 

 que nous regardons comme un modtle de difcuffion &: de critique. II 

 indique tn finiffant les moyens de fe procurer un graduation fixe, & 

 qui fe rapptoche de I'idee qu'on peut fe former du thermometre de 



