SURVHISTENATURELEECETILES ARTS. 509 
à celles qui-ont été mifes en ufage à Lyon jufqu’à ce jour ; que le 
nerf de la foie fortie de fon attelier, s’eft confervé pour le moins 
autant que dans une autre teinture noire, & qu’elles peuvent être 
employées avec fatisfaction pour la folidité de la couleur. 
Afin de juftifier entièrement ce qu’il avance , il a dépofé ces cer- 
tificats chez M. Soupat, Avocat en Parlement, Confeiller du Roi, 
Noraire à Lyon, rue Bafle-Grenette » près la rue de la Draperie, où 
on pourra les lire & reconnoîïtre les fignatures de quelques-unes des 
Mailons les plus célèbres dans la fabrique de Lyon. 
Cet objet devient très-important pour cette Ville, Ses teintures 
noires avoient le défaut de rougir promptement. Il manquoit ce poinc 
de perfection pour fes fabriques; & il n’eft aucune Ville en France 
qui puifle lui difputer la bonté, la folidiré & Le brillant dans les autres 
“teintures. 
D, 'E: 65: GE BIT EELO UN 
Du Baromètre de RAMSDEN. 
| @ trouve chez ce Méchanicien toutes fortes d’inftrumens de Ma- 
thématique, d’Oprique & de Phyfique expérimentale, dans le Hay- 
Marcker à Londres. 
La fig. 1, pl. 3, repréfente la partie fupéricure du baromètre, & la 
fig. 2, la partie inférieure avec le réferveir. 
Ayant fixé le baromètre dans une firuation perpendiculaire à l’ho- 
rifon , on fera defferrer la vis W, fig. 2, autant qu’elle pourra aller 
par le moyen de la clef G, fig. I; enfuite, defferrez le couvercle d’i- 
voire B; & ayant ouvert le trou Y, tournez la clef G dans un autre 
fens, jufqu’à ce que la furface du mercure dans le réfervoir touche 
le bout rond d'ivoire Z , qui eft le point d’où l’on commence à 
compter les hauteurs du baromètre. L'image de ce bout d'ivoire TL 
réfléchie dans le mercure , vous montrera exactement le point de ce 
contact. 
Il faudra manœuvrer ainfi chaque fois qu’on voudra obferver le 
baromètre, à moins que fa hauteur foit à-peu-près la même que dans 
Pobfervation précédente: car autrement, il y auroit quelque petite 
erreur dans les vraies hauteurs du baromètre, provenant de la quantité 
du mercure qui monte ou defcend dans le tube , & qui, par conféquent , 
feroit baifler ou haufler fa furface dans le réfervoir. 
A, B, fig. 1, eft le tube du Paromètre avec du mercure dedans ; 
dont on voit l'extrémité ou furface fupérieure en C, qui et toujours 
convexe. 
JANVIER 17972, Tomel. 
