s10 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
E, D, C, eft l’index qu’on fait monter ou defcendre par la clef 
G , jufqu'à ce que le bord E, D , & un autre pareil qui cit derrière, 
foient vüs en contact avec la convexité C du mercure dans le tube 
fig à, jufqu'à inférieure Z, fig. 2, dans le réfervoir ; & dans le 
même tems, on évite par -là roue forte de parallaxe qui pourroit 
arriver par la différente pofition de l'œil de lPobfervateur. _- 
K, L, eft une plaque de métal gravée avec deux divifions diffé- 
rentes. Celle qui eft cout près du tube, marque des pouces Anglois, 
dont chaque divifion eft divifée en dix parties , & fubdivifée en 
centièmes, par le moyen du nonius H, D; l'autre marque des pouces 
François, dont chaque divifion eft 12 lignes, & chaque ligne fub- 
divifée en dix, c’eft-à-dire, en cent vingt parties de pouce, par le 
moyen du nonius 1, F; qui tient au premier, & eft également mis 
en mouvement avec lui par la clef G. 
M,N, eft un thermomètre à mercure avec l’échelle de Fahrenheit. 
M,R, d'un côté, & celle de Réaumur, S, N, de l’autre coté. Tout 
proche de certe dernière , fe trouve encore unetroifièmeT , V, qui fert 
pour la correction du baromètre: fon zéro eft vis-à-vis du cinquante- 
cinquième degré de Fahrenheït, & les nombres au-deflus & au-deffous, 
marquent combien de centièmes de pouce (mefure d'Angleterre ) il 
faut ajouter ou ôter à la hauteur qu’on a obfervée dans le baromètre , 
{elon la température de l’athmofphère. 
O,P, font deux index qu’on fait monter ou defcendre par la 
clef G , mife dans le vrou Q, jufqu'à ce qu’ils foient vis-à-vis de 
l'extrémité du mercure du tiermomètre. Cela fair, la ligne ou bord 
de l'index P, montrera dans l'échelle de correction, combien de 
centièmes il faut ajouter où ôter de la hauteur obfervée dans le ba- 
rornètre 
La raifon de cette correction vient de ce que la pefanteur fpécifique 
des corps eft plus ou moins grande, en raifon de leur denfité, Or, il 
eft certain qu’à mefure que le mercure fera plus raréfié par la chaleur, 
il montera plus dans le baromètre , fans même que la preflion de 
Pathmofphère foit plus grande : ainfi, ila fallu perdre un certain degré 
de chaleur pour fervir de point fixe de comparaifon ; ce qui fut marqué 
au degré $$ de Fahrenheit, & on y réduit toute autre raréfaétion 
ou condenfation par léchelle ci-deffus , qui fut établie d’après les 
expériences réitérées , & faites avec tout le foin poffible fur une co- 
lonne de trente pouces de mercure. 
Cependant, il eft aifé de concevoir que fi les hauteurs du baromètre 
font fort éloignées de celles de crente pouces , ce qui peut arriver 
lorfqu'on fait les obfervarions fur les montagnes bien hautes , ou 
dans des mines fort profondes, & que la température de l’air foit 
afez éloignée de la moyenne ( $$ degrés Fahrenheït ) ; alors, il faudra 
