ET D'HISTOIRE NATURELLE. 107 



reduire la somrae de toutes les parties contenues entre les deux 

 extremites de La base, a cette longueur, qui doit etre considered 

 comme la vraie base , comme Tare terrestre conipris entre ces 

 deux extremites. On pent assurer querienn'a ete neglige , ni dans 

 la mesure , ni dans les calculs de reductions. Le pit o yen Del uubre 

 a detaille , dans le memoire que nous avons deja cite, les me- 

 tliodes f|u'd a adoptees et les movens dont il s est servi elaiis des 

 cas qui presentment des diflicultes. 



Jl taut, disons-nous , des attention? sur les differens elemens 

 (Jui constituent cette operation. II en faut d'abord sur la longueur 

 exacte des in strum ens qu'on employe ; elles ont ete prises. Ces 

 instrument out ete construits , avec beaucoup de soin , par le 

 citoyen Lenoir , d'apres les idees du citoyen fiorda , et sous ses 

 yeux. Ce sont quatre regies de platine : chicune d'elles est re- 

 couverte , jusqu'a quelques pouces de son extremitti antetieure , 

 d'unc ' pareille lame de laiton , mobile selon la longueur de la 

 regie de platine , et lixee a. celle-ci par l'autre extremite. Cette 

 lame forme, par les differcntes dilatations que la meine variation 

 de temperature fait eprouver au laiton et an platine , mi ther- 

 mometre metallique tres-sensible , dont les divisions sont gravees 

 sur l'extremite anterieure, laquelle porte un vernier et un mi- 

 croscope pour voir et evaluer les sous-divisions. On sent qu'il a 

 ete fait , avant qu'on se soit servi de ces regies , nombre d'expe- 

 riences pour consta"ter la dilatation de ces metaux , l'etat des 

 thertnometrcs metalliques , leurs marclies et leur comparaison 

 aux thermometres ordinaires. On a egalement compare les lon- 

 geurs des regies n°. 2,n° 3, n°. 4-»a la regie n°. 1 , a laquelle on a 

 tout reduit , et (pie par cette raison , nous nommerons desormaia 

 le module^ comparaison qui a ete faite par des moyens si exacts, 

 qu'ils ne laissent pas de doute sur des deux-cent-uiiliiemes parties. 

 Le citoyen Borda a remis a la commission le memoire qui contient 

 le detail de toutes ces experiences. Cette piece fera une partie 

 interessante et essentielle du recueil qu'on publiera sur cette 

 grande operation. 



II faut ensuite des precautions pour que ces regies ne subis- 

 sent aucune alteration , soit pendant le transport , soit pendant 

 rpi'on les employe a la mesure : pour cet effet elles sont posees 

 chacune , avec les precautions convenables pour ne pas nuire au 

 mouvement.de dilatation et tie contraction qu'elles doivent 

 eprouver par les changemens de temperature , sur des pieces de 

 bois assez fortes pour ne pas flechir ni se travailler ; elles sont 

 recouvertes, a quelques pouces de distance, d'un toit qui les met 

 a 1'abri de Taction directe des rayons du soleil. 



