166 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



dans ce qu'elle entreprend de f'aire , disparoit , et n'a plus d'in- 

 fluence, des que des physiciens et des matheinaticiens se reunis- 

 sent pour en f'aire l'exaraen et 1'evaluation. 



Maiscette hauteur et ce dianietre moyens ne sont encore que 

 des quantites relatives , puisque l'une est rapportee a la regie des 

 hauteurs , l'autre a. cclle des diametres. II a done fallu deter- 

 miner la longueur de ces regies en mesures connues , ce qui a 

 ete fait par des moyens analogues a ceux que les citoyens Borda 

 et Brisson ont employes pour verifier la longueur du metre pro- 

 visoire , et qu'ils ont decrits dans leur rapport (i) sur ce sujet. 

 La nature de celui-ci nous interdit tout detail numerique qui ne 



J>resenteroit par lui-meme aucun interet. II suffira de dire qu'a 

 a temperature de 17°-^ du thermometre centigrade , le volume 

 du cylindre employe est a tres-peu-pres 1 1 fois le cube du deci- 

 metre , plus 29 centiemes (2). 



Ce volume etant determine , il s'agit de le peser d'abord dans 

 l'air , ensuite dans l'eau distillee , pour connoitre le poids d'un 

 pareil volume de cette eau. II est a. ce sujet plus d'une precaution 

 |l prendre. II faut d'abord des balances extremement exactes ; 

 celles que le citoyen Fortin a faites pour ces experiences sont 

 d'une construction particuliere. L'une d'elles , chargee d'un peu 

 plus de deux livres , poids de marc , dans chaque bassin , est 

 encore sensible a la millionieme partie de ce poids , e'est-a-dire 

 d'un cinquantieme de grain ; et elle trebuche a. un dixieme de 

 grain lorsque chaque bassin porte environ vingt-trois livres. 



II ne suffit pas d' avoir des balances exactes , il faut que les 

 poids qu'on emploie le soient aussi. Le citoyen Lefevre-Gineau 

 en a fait faire onze, tous en laiton , tous parfaitement egaux, et 

 verifies avec 1' attention la plus scrupuleuse : comme ce sont des 

 poids arbitraires , nous les nommerons unites. Les subdivisions, 

 faites ^galement avec la plus grande exactitude , etoient des 

 dixiemes , centiemes , milliemes , et ainsi de suite jusqu'a des 

 millioniemes. Les subdivisions de m^me nom ont ete comparees 

 entr'elles pour juger de leur parfaite egalite , et ensuite , reunies , 

 a leur decuple , pour etre certain de leur valeur reelle et absolue. 

 Le citoyen Lefevre-Gineau a mis beaucoup d'attention et de pa- 

 tience a. tous ces preparatifs , persuade que ce 11'est qu'a ce prix 

 qu'on achete la precision dans ce genre d' experiences. 



(1) Rapport sur la verification du metre : & Paris, de l'iiupriuterie de la 

 Rcpublique, thermidor an 3. 



(fi) Exactement a 0.0112900054 du metre cube< 



