28a JOURNAL DE PHYSIQUE, DE. CHIMIE 



EXTRAIT DUN MEMOIRE 



Sur les thermonietres , par Baume, menibre de I'institut 

 national , insere dans ses Opuscules chimiques , publlees en 

 I'an 6 , page 223. 



Far I'auteur du Mimoire prScddent. 



A-iE froid memorable du mols de janvler 1776, fut observ^ ^ 

 Paris dans dilterens quaftiers et avec des thermdmetres de 

 Reaumur , les uns \ mercure , les auties ^ I'esprit- de - vin. Les 

 possesseurs de ces thermometres furent curieux de savoir k quel 

 degre precis d'un bon thermometre-etalon on devoit fixer I'intensite 

 de ce froid , et s'il avoit sur passe celui de 1709 : ils enYoyerent 

 done leurs therjjiometres a. I'Academie des sciences, qui iiomma 

 une commission dont etoit Baume. Lescomraissaires,contreravis 

 de ce savant chimiste , prirent pour etalon un ancien gros ther- 

 mometre de Reaumur, qui, outre plusieurs def'auts que relive 

 Baume , en avoit un essentiel ; c'est que le terme extreme de 

 Techelle , marque 800 , iiidiquoit , non pas le terme de Teau bouil- 

 lante , comme tous les thermometres qu'on a faits depuis , mais 

 celui de I'esprit-de-vin en ebullition; or, ce terme ne repond 

 qu'au 6oe, degre ou au 65''. des tliermom^tres, soitd'esprit-de-vin, 

 soit de mercure qu'on lui compafoit ; il ne pouvoit done pas servir 

 ^ detennrner le froid de 1776 sur des instrumens dont les echelles 

 se ressembloient si peu. Aussi , au lieu de i3 degres \ auxquels les 

 commissaires ont fixe le fi-oid de 1776 , Baume prouve qu'en 

 employ ant ])our etalon un thermometre 4 mercure, dont Messier 

 s'etoit servi pour mesurer ce froid , on doit le fixer i i5 1 , et 

 celui de 1709 a 17° sur un thermometre a mercure, et k 15° sur 

 un thermometre a esprit-de-vin rectifie. 



Baume a done juge a propos de se separer de la commission 

 et de faire ua travail particulier qvu a donne lieu au Mdmoire 

 sur les thermometres , dont I'extrait que je donne ici fera sans 

 doute plaisir aux physiciens et aux amateurs de meteorologie. 



« Pour faire des thermometres exacts et comparables entre eux , 

 dit Baume , il faut i". deux termes fixes ; 2°. faire choix d'un 

 fluide qui ait la propriete de se dilater et de se condenser unifor- 

 m^ment et proportionnellement aux degres de chaud et de froid 

 qu'on lui applique : ce fluide , c'est le inercuje ; 3°, u'employer 



