ET D' HISTOIRE N ATURE LIE. 4 <J 9 



plongeant le tube h I m a ( fig. i ) dans cette ouverture , jufqu'a ce que 

 c d foit au - deifous du niveau du mercure , on tounie le tube ( corarae 

 dans l'eudometre de Seguin ) , en le tenant d'une main entre / m , a droite. 

 Alors le quarre c d ne pouvant fe tourner etant pris dans la colonne , la vis 

 s'ouvre, c d tombe nageant dans le mercure & la communication de l'aic 

 atmofpherique avtc le mercure dans le tube eft libre. Le vide de rorricelli 

 fe forme fous k , &c la niafTe de mercure dans la colonne augmence. 

 L'echeHe n o ( fig. 4 ) eft attachee a une perche de bois n o p ( forme de 

 deux pieces de bois de nature difterente ) & vilTe en p 6c q a la co- 

 lonne g e f. Changez les trois vis r r r , jufqu'a ce que le pendule s 

 vous annonce la pofition verticale de Pinftrumenr. Fixez le tube la a 

 l'echelle en ferrant les vis / & m , il y aura trop de mercure dans la 

 colonne. Le point o du barometre eft pofe dans l'ouverture d'un robmet s 5 

 vous avez tin niveau conjlam en ouvrant ce robinet & en lailfant decouler 

 le mercure que vous recueillez dans un petit vafe. Afin que le robinet 

 d'ivoite s ne puiife pas s'ouvrir de lui-meme , ii y a enr une fourche (fixee 

 dans chaque pofition par une vis) qui Ten empeche. L'obfervation faite , 

 vous placez en g e 1111 petit couum on couvercle ( tenu par z vis v v) qui 

 empeche le mercure de fortir en marchant,ou vous demontez l'inftrumeiiC 

 en plongeant de nouveau le tube htm (devifTe en m &c I) jufqu'au fond 

 de la colonne/ ou vous tournez le quarre c d. Lc vide de tonicellile remplic 

 par-la de lui-meme, vous tournez le rube ( en le tenant de la main entre 

 I & m) a gauche , jufqu'a ce que vous fentiez que c d foit faifi & l'ouverture 

 du tube rebouche. Alois vous retirez le tube avec c d bien ferme pour le 

 remettre dans foil etui. 11 y a une petite perte de quelques gouttes 

 de mercure, qui s'attachent au fer. Cet inftrument, conftruit depuis deux 

 ans,a foutenu parfaitement tous les voyages dans les chemins les plus rudes 

 & les montagnes les plus efcarpees. 11 faut plus de temps pour faire une 

 obfervation avec le barometre de Humboldt qu'avec un barometre ordi- 

 naire j mais auili le premier eft le feul peut-etre avec lequel on eft certain 

 de pouvoir s'en fervir , lors meme qu'il fe derangeroit dans les deferts du 

 Thibet. 



Oil le conftruit a Berlin , Weimar, Drefde , Vienne , &: chez Dumotiez, 

 a Pans. En venant du froid au tres-chaud il faut ouvrir la vis c d avant de 

 s'approcher du feu. Vous pouvez aulTi mettre un peu de gomme daftique 

 fur la vis. Cet inftrument a un avantage ou une propriete qui le dift:ngue 

 de tous les barometres. C'eft le feul dans lequel la grandeur du vide de 

 torricelli depend de l'obfervatcur. La hauteur du mercure refte la meme, 

 que l'on plonge le tube plus ou main's prcfondement dans le mercure , 

 pourvu que l'on aie foin de corriger chaque fois le niveau par le robiner. 

 Mofcati a protue que la hauteur barometrique eft affectee par la grandeur 

 <iu vide , a caufe de 1'attrailion du verre en k , & parce que le minimum 



