4 oS JOURNAL DE PHYSIQUE / D E C1I1MIE 

 fpecieufe ou probable: c'eft fur-tout de mettte un frtin a fou imagmatipn , 

 & de la retenir dans !esrou:es circonfcrites de l'expeiience & de la demonf- 

 trationi mais fi quelqu'un doit principalement s'impofer la loi de cette 

 pmdente referve , ce font ceux qui , comme nous, fe trouvent charges de 

 reudre compte de leurs travaux a une fociete d'hommes reunis pour proceder 

 a la recherche de la verire, en la debarrallanr , & des preftiges de l'enthou- 

 fiafme, & de l'iuufion des faulles apparences. Nons ne nous livrerons done 

 pas ici a la difcuflion des difterens iyftemes deja propofes : nous nous con- 

 tenterons d' avoir expofe les faits conftates par nos experiences & les conle- 

 quences principales qui refultent de leur comparaifon ; confequences qui , 

 Jorfqu'elles font rigoureufement deduites ,doivent etre regardees tomme un 

 fecond ordre de faits dont les premiers garantilTeni la certitude. 



BAROMETRE PORTATIF 



DE HUMBOLDT. 



Vjonstruire un barometre qui foit compofe de plufieurs parties 



qui peuvent fe remplacer aifement & qui fe corrigent a chaque obferva- 



tion , com me un inftrument d'aftronomie , voila le probleme que doit 



refoudre ce barometre. Le favant aftronome de Berne , Tralles, a judicieu- 



fement obferve que tous les barometres font fujets a fe brifer , lorfque le 



tube eft fixe a l'echelle qui eft coherente avec lui. Dans le barometre de 



Humboldr, le tube eft fepare de l'echelle. Loifqu'un tube fe brife , il eft 



lemplace par un autre, fur la cime d'une montagne meme. Le tube dont 



abet fig. i ) reprefente la partie inferieure , eft colic dans un tuyau de 



fer b c (de i pouces de long) qui fe termine en c en ecrou, dans lequel 



entre a z lignes I de profondeur i ne vis : le bout de la vis eft quarre. Le 



tube une fois rempli de mercure & ferme a vis , eft mis dans un tube de 



cuivre , interieurement double de flanelle , exterieurement de cuir. Cet etui 



fe pone comme une canne, la tete ^de la vis reftanr, autant que pollible , 



en haut,dans la pofition verticale. Si Ton craint qu'il entre de l'air , il 



fe placerafous d. En ce cas on ouvre la vis , & verfe une goutte de mer- 



cure deftus avant de refermer. Tour le tube peut etre examine pour voir 



li le mercure n'eft pas fepare par des bulles d'air, avantagequi manque aux 



barometres anglais , dans lefquels les tubes font caches a nioitie. La colonne 



(en acajou e g / , fig. i ) , contientle mercure qu'on y verfe lorfcju'on l'a vifTe 



furle pied g h (fig. 3) , fontenu par trois pie Js replies les uas A.\\\s les autres. 



La partie interieure de la colonne eft creufee en paialellepipede , dont l'ou- 



verture quarree eft exattemenc auffi grande que le quane de la vis c d. En 



