ET d'hTSTOIRE K-ATURELLE. /J() 



K Deux pinces, I'utie tenant uiie f'euille de cuivre, raiitre 

 deux pailles remplacant a volonte les feuilles de cuivre 

 de la fig. H. 



Qunnd on veut appr^cier de tres-petites qiiantifes telles que 

 celles qu'ofFre souvent le galvanisnie, on retire la tige a cou- 

 lisse, on enleve la pince a deux feuilles, que Ton rem place 

 par la pince a une feuille, et rapprocliant la vis G pres de la 

 xeuille de cuivre dont la position doit etre perpendiculaire , 

 de nianiere que le point de contact marque zero sur le dis- 

 que de cristal a la premiere ligne de la fig. E, on eloigne la 

 vis en comptant le nombre de pas- de- vis par le moyen de 

 la lame de cuivre fig. E, et rapprocliant du disqne G le corps 

 dont on veut connoitre la qnantite electrique, on eloigne ou 

 on rapproche la vis jusqu'a Tinstunt du contact de la feuille 

 avec I'extremite de la vis. 



Pour appliquer I'usage de cet instrument a la pile galva- 

 nique, on met a rhaque pole un fil de cuivre; I'un des iila 

 est mis en contact avtc la vis ou le bouton exterieur qui la 

 termine, 1 autre est mis en contact avec le bouton superieur 

 qui porte la pince et la feuille de cuivre. 



Cet instrument demontre que tons les metaux sent suscep- 

 tibles d'etre ^lectris^s par frottement. Un disque metallique 

 de la largeur dun ecu de six livres isoM, et tenu par le moyeti 

 d'un tube de verre touuhe l^gerement sur une etoffe de lain^, 

 donne des signes d'eteclricite. L'or , I'argent, le cuivre rouge, 

 le cuivre jaune, le fer, retain, le plomb, le zinc, tous , par 

 le plus leger frottement ou contact, ont donne des signes 

 d'electricite , mais la tension ne parolt pas elre egale dans 

 tous ; cependant ils exercent une action d'une maniere tr^s- 

 sensible. Le plomb parolt fournir une plus foible attraction , 

 mais conserver plus long-temps son action. Ces disques sorit 

 tous de meme grandeur. 



La pile galvanique paroit a I'auteur de relectromycrometre 

 avoir une action inverse de la machine electrique dans son 

 intensite relativement a I'etat de I'atmospliire ; c'est-a-dire 

 que son action est d'autant plus forte que Tatmosphere est 



rius charg^e d'humidit^, ce que Ton reconnoit facilenient a 

 aide de lelectromycrometre. II paroit aussi au professeur 

 Veau-de-Launay que les observations faites avec cet instru- 

 ment son t plus exactes que celles du barometre , pour annon- 

 cer la pluie et en general les changemens d'etat de I'atmos- 

 Tome LXI. MESSIDOR an i3. G 



