E T D'H I S T I R E N A T t R E L L E. 33^ 



raison de I'epaisseur que Ton veut donnei:. au verre. Lorsqu'on 

 aura forme au gres la Joupe a echelon , il f'audra travailler sa 

 surface k I'eineril fin; on cinploieta a cet effot des zones con- 

 caves de verre tres-epais , de la forme des bassins de fer. Ces 

 morceaux de verre recevront sur un bassin convexe bien regu- 

 lier , la courbure qu'ii importe de leur donner : et si on recon- 

 noit que par le travail sur les zones de la loupe ils perdent un 

 peu de leur courbure, on se servira du bassin do cuivre pour 

 corriger ce defaut J par ce nioyen on parviendra , k force de 

 frotteiuent , a donnor aiix zones de la loupe le degre de regu- 

 larite convenable. 11 ne faut pas se flatter d'obtenir dans le tra- 

 vail de ces loupes le degre de perfection auquel les opticiens 

 parviennent dans la fabrication de leurs objeclifs : heureusement 

 ce degre de precision n'est pas necessaire dans un verre ardent 

 ou il ne s'agit que de cumuler une grande masse de lumiere 

 dans un foyer qui a toujours pour diametre celui du soleil , 

 c'est-a-dire un arc d'environ 82'. Nous avons vu par les expe- 

 riences de M. de Buffon, qu'il y a peu d'inconvenient a ce (jue 

 le foyer d'un verre ardent occupe un espace sensibiement plus 

 grand, pourvu que I'aberration occasionnee par le defaut de 

 regularite n'excede pas certaines iimites. 



Des que le verre a echelons aura rccu le douci qu'il faut Ri 

 donner pour recevoir le poli , on procedera a cett« derni^re 

 operation de la meme maniere que Ton polit les grandes 

 glaces a la manufacture du faubourg Saint-Antoine j c'est le 

 marc d'eau forte , connu sous le noai de potee rouge , qui sf rt 

 k donner ce poli; on pourra pour cet effet faiie usage des bas- 

 sins de fer sur la surface desquels on adaptera du feutre qui 

 retient la potee rouge delayee : cette potee, ou plutot le niarc 

 d'eau forte donne , par son frotteinenl sur la surface du verre , 

 UQ poli d'autant plus vif que le frottement est fort; c'est poiir- 

 quoi une perch ■ elastique accelerc cette operation. 



On nie perniettra sans doute de ne pas entrer ici dans de 

 plus grands details sur la fabrication des loupes k echelons ; 

 i'art de les de'grossir , de les doucir et de les polir nppartlenC 

 a une brancbe qui devient etrangere a notre sujel. Ce que nous 

 venons de dire suffit pour indiquec les procedes que nous avc)ns 

 suivis dans la construction d'un instrument unique en son genre. 

 Sa foriue est d'ailleurs agreable a la vue par I'eclat que jettent ses 

 surfaces dont les vives aretes des zones circulaires sont polies. 



L'execution de cette loupe a [laru causer quelques surprises aux 

 plus habiles opticiens et a notre cjUegue Borda.ll ne m'apparticnt 



Vv 2 



