$7G JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



voulant examiner ou I'air rcsidu , ou reniplir le tube de mer- 

 cuie pour examiner queltjue gaz , le mercure , k la longue^ atta- 

 queroit le cuivre. 



V. Je crois devoir proposer encore une petite correction , 

 c'est que Textremite du tube qui reste plongo dans la jatte du 

 mercure doit etre un pevi plus recourbee , afin qu'il soil facile 

 de transvaser le gaz residu ; cette petite variation ne porte ce- 

 pendant aucun prejudice k I'instrument , puisque Ton prend les 

 nauteurs au niveau du mercure, dout I'echelle adaptee marque 

 toujours le niveau : tout au plus on seroit oblige d'employer 

 une jatte un peu plus grande et cylindriqne. 



VI. Cette machine a ete execut^e par J.-B. Piana, tr^s-habile 

 mecanicien ; il I'a travaill^s avcc une si grande precision , que 

 la machine est restee huit jours conservant le vide le plus par- 

 fait , ce que je ne connois point dans les machines pneuma- 

 tiques. 



De la maniere de se servlr de I'instrument. 



VII. Supposons que je veuille examiner I'absorptlon que le 

 charbon opere dans I'air atraospherique. Le tube de cristal AB 

 est rempli d'air atraospherique de I'endroit ou vous avez place 

 la machine ; le robinet D est ouvert , le superieur est ferme ; 

 je place la coupe de mercure sous le tube , je mets un petit 

 syphon de verre dans le tube pour faire prendre h. I'air le ni- 

 veau du mercure. Si j'emploie du gaz arec une seringue de verre, 

 je pompe du gaz interne du tube pour ramener le niveau inte- 

 rieur du tube k I'exterieur du mercure dans la jatte. Ensuite au 

 moyen de la vis P je ramene I'echelle, afin que le zero soit aussi 

 au niveau du mercure. 



Je fais rougir un charbon qui a un demi-dragme , ou soit 36 

 grains de poids j je le passe avec des pincettes dans la cavite G 

 du gros robinet, ensuite je tourne la manivelle FF, et apres 

 quelques instans on voit le mercure monter dans le tube, plus 

 ou moins , selon que I'air est plus ou moins pur. 



Si vous voulez examiner les differens gaz, ou de I'air atraos- 

 pherique qu'on va chercher ailleurs , alors vous fermez la clef 

 D , vous remplissez d'eau le tube AB ; ensuite, selon la methode 

 ordinaire vous deplacez I'eau par le gaz avec I'obturateur ; vous 

 le portcz dans le mercure , et par le moyen du papier Joseph 

 vous essuyez parfaitement toute I'eau ; vous avez soin de frotter 



exterieurement 



