E T D • H I S T I R E >f A T U R E L L ?. ■ 4-13 



aer prompteraent et avec precision , et sur les precautions qu'il 

 est necessaire de prendre pour readre ces instruniens compa- 

 rables. 



II. Ponr que les areometrcs , construits par dif'f'erens artistes 

 dans tous les temps et dans tons les lieux, soient comparables, 

 il faut que les donnees qui doivent servir de bases , soient fixes 

 et invariabies ; en consequence, il faut les prendre dans la na- 

 ture ; rien d'arbitraire ne doit cntrer dans la construction de ces 

 instrumens. 



L'eau distillee , h un degre determine de temperature , presente 

 tine densite constante que la nature offre a-peu-pres unlforme 

 dans tous les pays. La densite de ce liquide peut done etre con- 

 sideree comma une base fixe et invariable , et servir de terme 

 de comparaison pour la pesanteur specifique de tous les liquides 

 en general. 



Comme la sensibilite et I'exactitude sent des qualitc's essen- 

 tielles dans unareom^tre, et qu'il suffit que cHaque instrument 

 soit plonge dans deux liquides de differentes densites pour etre 

 gradue , tout aitiste pourra en construire qui seront exacts a. 

 moins d'un milli^me d'unite pres. 



Pour cet eff'et , il faut etre muni d'un certain nombre de li- 

 queurs de densites differentes et arbitraires, mais dont le rapport 

 de chacune avec la pesanteur specifique de l'eau distillee , et k 

 une temperature determlnee (i) soit exactement connu. Chacun 

 de ces liquides sera une base aussi fixe et invariable que cellcde 

 l'eau distillee et se trouve egalement prise dans la nature , puis- 

 que I'expression de sa densite depend de celle d'un liquiJe dont 

 la densite est constante et uniforme. 



En consequence , il est essentiel de s'assurer de plusieurs 

 manieres , a differentes reprises et avec le plus grand soin , de 

 la pesanteur specifique de chacun des liquides qui doivent servir 

 de base. Une bonne balance hydrostatiqueavec des plongenrs en 

 verre, et plusieurs gravimetres tres-sensibies , afin de varier et 

 de repeter leurs operations pour prendre la moyenne des resul- 

 tats , s'ils sont differens , fburnissent des moyens sur lesquels 



(i) La temperature de i5 degres ia thermometre de Reaumur (18,75 degres 

 du thermomelre centigrade) , comme etant In plus ordinaire dnns nos climats, 

 paroil devoir etre preferce. D' iiUeurs , en rappellant au degre de temperature 

 indique sur rinslrumenl , un liquide quelconque dont on veut connoitre la 

 densite, on aura son rapport exact avec la pesaateur specifique de I'e^u dis- 

 tillee. 



K.kk a 



