444 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHI M IE 



on pfut compter. Les nouveaux poids, divises en d^cimales , 

 faclliteut encore et abiegent la longuenr des operations par un 

 calcul plus simple et moins sujot a erreur que celui que Ton fe- 

 roit sur Ics fractions variees de I'ancien poids. 



La pesanteur dc cliarpie liqiiide, une fois bien connue , sera 

 designee par I'expresiion qui lui convicnt en millicmtsdu poids 

 de Teaii distillee. 



L'artiste ayantune fois determine le rapport de la dcnsite' 

 ou pesanteur specifique de chaque liquide avec celle de I'eau 

 distillee, sera oblige de les veiifierde temps en temps pour eviter 

 les erreurs que pourroit occasiotiner la moindre variation dans 

 les deiisites. 11 evitera dcs operations tongues et fastidieuses, en 

 faisant pour chaque liquide tin petit aieometre d'une extreme 

 sensibilite. Le moindre changemont dans la densite et meme 

 dans la temperature se fera sentir d'une maniere sensible par 

 rimraersiun plus on moins considerable de la tige de cet instru- 

 ment. 



Quoiqu'il soil indifferent de prendre des densites arbltraires 

 ou determinees , cependant, il seroit plus facile pour la gradua- 

 tion des e( halles, comme on en jugerapar la suite, de clioisir 

 de preference des liqueurs dont les densites fussent exprimecs 

 en nombres ronds tels quejO,5oo ; 0,600; 0,700 , etc. , depuis 

 I'ether le plus legcr jusqu'k I'acide sulf'urique le plus concentre. 

 On peut , par divers melanges se procur< r toutes ces densites 

 determinees et m^me d'intermediaires , si I'on veut faire des ins- 

 trumens d'une tres-grande sensibilite et d'une grande precision ; 

 car la sensibilite sera en raison de la longueur de la tige et inverse 

 de la diflerciice des densites extremes qu'elle indiquera. 



Chaque instrument une fois leste pour les densites qu'il doic 

 indiquerj exige pour I'exactitude des re'sullats de grandes pre- 

 cautions dan<s scs immersions et dans la precision des marques 

 qui doivent servir de points de depart pour sa graduation. 



I". L'instrument ne doit pas sortir d'uu liqride pour etre plon- 

 ge dans un autre , sans etre bien lave ct trcs-exactement essuye. 

 Sanscette precaution on apporteroit insensiblement des change- 

 mens dans les densites des liquides et souvent dans leur tempe- 

 rature. 



2°. Les marques d'immerslon , au nombre de trois au moms , 

 pour des raisons qui seront deduites _, doivent etre faites avec le 

 plus grand soin k la surface de chaque liquide et se trouver a des 

 distances autant eloignees que la longueur de la tige peut le per- 

 mettre. 



