ET D'HISTOIRE NATURELLE, 4^7 



Ayant pris , avec les precautions necessaires, deux points 



d'immersion sur latige d'un areom^tre , dans deux liquiJesdont 



les pesanteurs specifiques sont , par exemple , exprituees par 



1°. avec una ouverture de compas on prenara exacternent la 

 distance entre ces deux points d'immersion ; 



2«. On avancera la regie mobile sur le plan Jusqu'au point oil 

 elle donnera la distance entre les obliques , alfectees des noin- 

 bres 8eo et i4co , egale a I'ouverture du compas et Ton fixera !a 

 r^gle dans cette position. Ensuite , dans la direction de cette 

 regie , et au-dela des obliques qui doivent determiner les degres 

 de I'echelle , on placera la bande de papier sur laquelle cette 

 echelle doit etre tracee et sur laquelle on aura trace d'avance les 

 lignes convenables. 



3". On portera successivement I'une des pointes d'un compas k 

 verge sur les points d'intersection de la r^gle avec les obliques , 

 ct avec I'autre pointe du compas , dont on reglera la distance 

 en raison de la place qu'occupera la bande de papier , on tracera 

 les degres intermediaires aux deux points d'immersion et ceux 

 que la bande de papier sera susceptible de porter au-dela. 



4°. Enfin , on ecrira a chaque point de division ^ de cinq en 

 einq , ou de dix en dix , le nombre dont est affectee I'oblique qui 

 lin correspond et qui I'a determine ; I'on introduira cette echelle 

 dans la tige de I'lnstruraent et Ton aura I'attention de faire cor- 

 respondre , exactement et dans I'ordre convenable, les nombres 

 }Joo et 1400 avec les deux marques d'immersion dont la tige esc 

 affectee. 



Operant de la meine maniere sur chacun des autres areomelres, 

 tous ces instrumens seront comparables ^ quellesque soient ,■ 

 d'ailleurs , les densites des liquides qui auront determine les 

 points d'immersion. 



D'apres I'exposition de cette methode et les principes sur les- 

 quels elle est etablie ; il est hors de doute que Ton peut cons- 

 truire des areometres d'une extreme sensibilite et de la plus 

 grande precision. II suffit pour cela de fiaire les tiges longues et 

 greles comparativement au volume de I'instrument ; mais alors il 

 f'aut que le plan diviseur soit fait sur d'assez grandes dimensions; 

 parce que chaque tige ne contiendroit dans ce cas qu'une petite 

 partie de I'echelle totale. 



Jusqu'ici j'ai suppose que les tiges des areometres etoient par- 

 faitement cylindriques ; mais c'est ce qui est assez rare. Pour re- 

 Biedier jusqu'^ uncatain point au defaut de cylindricitej il esR 



