434 jouhnal de physique, DE CHimiE 



I'hydrostatique . et I'inspection de ces instruinens suffisent pour 

 faire voir qu'ils n'indi(|uent rien. , sinon qu'une liqueur est plus 

 ou nioins pesante que telle autre , sans indiquer le rapport de leurs 

 densites ; qu'ils n'ont d'antre avajitage sur le premier qui a paru 

 C celui d'Hypacic ) que d'etre quclquefois comparables entre eux, 

 Je dis quelquefbis comparables, parce que peu de ces instruinens 

 le sont. 



Enel't'et, quelques soient les methodes d'apres lesquelles on 

 construit les areoinetres de Beaume et ceux de Cartier , qui sont 

 Ics seuls que je connoisse , ces instrumens ne peuvent etre toijs 

 comparables. Independamment de la negligence des artistes , les 

 donnees qui servent de base etant presque toutes arbitraires , 

 sont susceptibk's degrandes differences d'un artiste ^ I'autre eE 

 de varier ainsi les resultats , ni^ine chez cliacun d'eux. Car , mal- 

 gre toutes les precautions , la denslte des liquides , dont on s6, 

 sert pour graduer ces instruinens , n'est pas toujours constante. 

 Sans parler du changemcnt de temperature , a laquetle tous Les, 

 artistes ont egard sans doute , I'evaporation , I'immersion reite- 

 ree de ces instrumens d'un liquide dansun autre, sans etre biea 

 essuyes , et une infinite de circonstanceset d'accidens, cliangent 

 insensiblement la densite des liqueurs et conduisent k des resul- 

 tats faux , dont on ne s'appercoit que rareraent , sans pouvoir lea 

 rectifier d'une maniere exacte. L'etalon que chaque artiste se fait 

 ^ lui-meme, pour verifier ses operations , n'est pas invulnerable. 

 !Le moindre accident peut I'en priver. S'il croit r^parer ce mal- 

 heur en rempla9ant cet instrument par un autre dont il a ete 

 le modele , c'est a tori ; les deux n'ont pas luie parite rigou- 

 reuse. 



Cet hiver (an i o ) en suivant le cours de cliimie de M. Vauque- 

 lin , je fus plus que jamais convaincu de I'insuffisance de ces 

 instrumens, et mS ne de leur inutilite , dans les operations ou il 

 etoit necessaire de connoitre la pesanteur specifique de divers li- 

 quides , soit qu'ils fusseut les produits on les raaieriaux de ces 

 operations. Je sentois de plus en plus combien il seroit interes- 

 sant pour les personnes qui s'occupent de physique etsur-tout de 

 chimie , d'avoir des instrumens d'un usage prompt et facile , 

 pour determiner exacte ment la pesanteur specifique des liquides. 

 Ces considerations m'ont engage a coiriger les areometres ac- 

 tuelleiiient en usage , ou ^ en imaginer d'a'issi simples , plus com- 

 parables et propres a indiquer les densitej des liquerirs Si jg n« 

 suis pas parvenu a mon but aussi exactement qu'un observateur 

 ficrupuleux pourroit le desirer , mes recheiches m'ont au moins 



