a56 JOUnNAL D E P H Y S I Q U E , DE CHIMIE 



Je tire de ces resultats deux consequences pratiques ; la pre- 

 miere , c'est qu'uii tube eudiometricjue a gaz nitrcux pour etre 

 exact , doit ctre parfaitement bleti calibre dans toute sa lon- 

 gueur ; la seconde , c'est que lorsqu'on voudroit donner a I'en- 

 sernbie des experiences eudioiuetriques faites avec le gaz niireux 

 Tin caract^re d'uniforinite qu'elles n'ont pas eu jusqu'i present, 

 et qu'elles n'auront je pcnse jamais , une des conditions k la- 

 quelle il faudroit avoir absolument egard, seroit d'adopter uni- 

 verselleinent pour les tubes eudionietriques , un diauietre cons- 

 tant; k moins qu'on ne suppose que le volume d'air de la mcsure 

 de I'eudiom^tre , soil toujours en rapport avec le calibre du tube 

 eudiometrique. Or , c'est ce qui n'est point necessaire avec I'eu- 

 diom^tre k phosphore ^ puisque quelle que soit la grandeur ou 

 la forme d'un vase plein d'air atmospherique , la combustion 

 lente ou rapide de cette substance en absorbera constammcnt la 

 cinquieme partie en volume ; d'ou nait deja , il me semble , un 

 grand avantage de I'eudiometre k phosphore sur I'eudiometre a 

 gaz nitreux. 



§ II. Dherses sources cTerrcurs de I'eiid'iomhtre a gaz nilrSTix. 



Independamment de I'inflaence du calibre des tuljes qui de- 

 terminant line plus ou moins grande absorption de Fair atmos- 

 pherique par le gaz nitreux , il y a plusieurs autres considera- 

 tions tbndees , soit sur la variabilite du gaz nitreux dans sa na- 

 ture ou sa maniere d'etre, soit aussi sur la difference des resul- 

 tats d'absorption qu'on obtient en consequence de la manipula- 

 tion de rinstrnment , qui doivent engager k se servir de I'eudio- 

 metre a piiospliore preterablement k I'eudiometre a gaz nitreux. 

 M. Humboldt a indique plusieurs de ces sources d'erreurs de 

 I'eudiometre k gaz nitreux , dans un savant memoire sur le gaz 

 nitreux et ses combinaisons avec I'oxygene , insere dans le 

 vin"t-huitieine volume des Annales de chimie , p. 123 : j'en rap- 

 porterai ici d'apres lui quelques-uncs. 



« II faut que I'acide nitrique employe soit toujours egalement 

 etendu d'eau , autrement le meme air atmospherique combine 

 avec deux esp^ces de gaz nitreux est reduit a des volumes ties- 

 differens. De 2 )0 parties , il en reste tantot 109 , tautot 124 , et 

 ce seroit k tort que Ton croiroit i'air essaye plus on moins azote 

 selon le volume du residu ». . . « Des acides , tres-foris ou tres- 

 foibles^ degageiit des gaz non-seulement irifiniment impiirs , 

 mais aussi trhs-diff'erens , dajis le degre de leur azotation. IJ 



