JOURNAL DE PHYSIQUE, 



D E C H I M I E 

 ET D'HISTOIRE NATURELLE. 



GERMINAL j ir ii. 



\ 



M E M O I R E 



S U R 

 LES DEFAUTS DE L'EUDIOMETRE A GAZ NITREUX ; 



Par F. Berger de Geneve. 



Les eudiometres dont on fait sur-tout usage dans la chimie 

 pneumatique , sont I'eudiometre a gaz nitreux , connu sous le 

 nom de Fontana , et I'eudiometre ^ phosphore introduit par 

 Giobert , et modifie ensuite par Spallanzani. L'un et I'autre de 

 ces instrumens ont eu leurs partisans , qui se sont attaches 4 en 

 faire ressortir les avantages ; je me propose dans ce memoire 

 d'insister plus particuli^rement sur les defauts essentiels de I'eu- 

 diometre ^ gaz nitreux , en I'opposant i i'eudiometre k phos- 

 phore. 



§ I. De V influence du calibre des tubes. 



J'avois reraarque plusieurs fois que lorsque je me servois de 

 tubes cylindriques dont les diametres etoient assezdissemblables, 

 et que j'introduisois dans les unset dans les autres des quantites 

 egales d'air atmospheiique et de gaz nitreux , il se faisoit au 

 moment du contact des deux airs , une absorption corsiderable 

 et instantande dans les tubes de gros calibre , ce qui n'avoit pas 

 lieu , d'une mani^re i beaucoup pres aussi proropte , dans les 



Tome LVI. GERMINAL an ii. K k 



