SUR l'Hist. Naturelle et les Arts. 249 



regarde luimeme comme la plus facile dans le precede , & !a plus 

 exafte dans le refultat. 



La conftrudlion de cet Eudiometre confifte i". dans un tube de 

 verre d'un diametre egal , & de la longueur d'environ 1 1 ^ i ^ pouces 

 (marque n. c. d. fig. 1. ) A fon extremite fuperieure eft un bouchon 

 de criftal fermant exaftement , ( marque to.) A I'extremite inferieure , 

 eft adapte exaftement un flacon qui fe monte & fe demonte avec le tube. 

 Ce flacon ( marque c ) , a deux tubuLures qui resolvent les collets de deujc 

 phioles , ( marquees a & b"). Ces deux phioles doivent contenir col- 

 leftivcment autant que la totalite du tube. Les deux collets doivent 

 etre pareillement ajuftes exaftement dans les tubulures du flacon. 11 

 y a, en outre, un curfeur de metal (^) qui coule & fe fixe le long 

 du tube par le moyen d'un reffort , & enfin une echelle de tole ( mar- 

 quee fig. 4 ) , laquelle echelle doit etre divifee en autant de degres ,' 

 que les petites phioles conticnnent de fluide ; & cette echelle doit 

 avoir un anneau ou une entaille k fa partie fuperieure , afin de pou- 

 voir la plonger dans I'eau & la comparer 4 cote de TEudiometre 

 pendant I'experience. 



P R O C i D t. 



II faut avoir une petite cuve(/g'. j ) qu'on rempllt d'eau \ peu de 

 chofe pres. On leve le bouchon de la partie fuperieure du tube qu'on 

 remplit d'eau , en ayant I'attention de n'y pas lailTer de bulie d'air. 

 On rebbuche enfuite le tube , & on plonge I'extremite inferieure de 

 I'Eudiometre dans I'eau de la cuve , en le tenant dans la pofition 

 (marquee /^.j ) ; on prend alors la phiole (a) qui doit etre remplie 

 d'eau , & en la plongeant dans la cuve , on la remplit par-deflTous 

 la furface de I'eau avec I'efpece d'air qu'on a deffein d'eprouver ; & 

 lorfqu'elle en eft pleine , on I'ajufte dans une des tubulures du flacon 

 de I'Eudiometre : il faut avoir attention de I'y bien ferrer ; de peur 

 qu'elle ne vienne k s'en detacher pendant le cours du procede ; & 

 meme pour parer a cet accident , il eft a propos d'avoir toujours le 

 foin de frotter auparavant avec du fuif , le collet des deux phioles. 

 Lorfque celle qui contient I'air k eprouver eft placee dans la tubu- 

 lure du flacon , on remplit egalement , par la meme methode , I'autre 

 phiole (i) avec de I'air nitreux , & on la place de meme dans 

 i'autre tubulure du flacon (c). ,, 



Dans la premiere partie de ce procede , il eft bon d'obferver , 

 fur - tout , dans un temps chaud , de prendre les phioles avec des 

 pinces de bois , de peur que la chaleur de la main n'y produife de 

 la dilatation dans I'air ; mais fur-tout il ne faut rien epargner pour 

 tacher d'avoir en tout temps un air nitreux d'une qualitc a peu pres 

 Tomt XI , Pan, I, Mars 1778. li 



