SUR l'Hist. Naturelle et les Arts; i6i 

 ■€tait d'environ 36 ponces. Jc coiipai Tun des tubes environs ^ 6 ponces 

 de re.vtrcmite fcellee, tU. je le renverfai plein dans vin releryoir de 

 mercure boviiUi. Un morceaii mince d'ivoire , d'environ dcmi-pouce 

 de longueur, place (iir le tube pres de la furface du mercure d£n> le 

 refervoir , portoit les divifions , qui mefuroit avec exaftituue la diffe- 

 rence des deux furfaces ; cette efpece d cprouvette eft ce qu'on appelle 

 baromctre court. 



L'autre tube fut coupe a 30 pouces , rempli de mercure bouilli, 

 & renverfe dans un refervoir de mercure aufli bouilli , de maniere 

 qu'il y plongea d'environ un pouce. Les divifions etoient , comme 

 dans I'autre , fur une regie d'ivoire. 



Ces deux tubes mis en meme temps fous le recipient, & apres un 

 jeu du pifton de 10 minutes, le mercure balffa, dans I'un & I'autre 

 tube , jufqu'a un vingtieme de pouce de la furface du mercure dans 

 leur refervoir refpeftif. 



L'air tout rendu & le recipient ote , le long tube fut eleve dans 

 fon refervoir affez haut pour que le mercure quittat le fommet, ce 

 qwi !e rendoit alors un barometre ordinaire. Le mercure etoit fou- 

 tenu a la hauteur (i) de 3© pouces, comme dans le barometre de 

 ma chambre. 



Ayant coupe le bout fcelle du long tube pour y maftlquer une 

 piece de cuivre qui le falfoit communiquer par le fommet avec la 

 machine pneumatique , de maniere que l'air en etoit pompe par le 

 fommet, I'autre bout fut plonge dans im refervoir de mercure: 

 tel eft le barometre long. Le barometre court fut mis fous le re- 

 cipient apres 10 minutes de jeu du pifton; le mercure baiffa dans 

 le barometre court jufqu'a ,'- de pouce de la furface du mercure 

 dans le relervoir , & s'eleva dans le barometre long jufqu'a 4 de 

 la hauteur oii 11 s'etoit eleve lorfqu'il etoit difpofe comme un baro- 

 metre ordinaire. 



Ces eprouvettes, faites avec ces precautions , determlnent plus 

 exaftement qu'aucune autre , a ce qu'il me paroit , la diminution de 

 preffion de l'air fur la furface du mercure. Je me fuis fervi prln- 

 clpa'ement du barometre long dans les experiences fuivantes , parce 

 qu'il etoit fixe k la pompe. ttant affure de I'accord parfait du ba- 

 rometre long & du barometre court, j'ai repete ma premiere expe- 

 rience. 



Exp. II. Outre le barometre court, je pla^ai aufll la jauge avec 



( 1 ) 11 n'eft queftion dam tout ce Memoire, que de pieds & pouces anglois, plus 

 yetiis qu« le pied & le pouce fran(;ois, dans le lapport dc 811 a 864. 

 Jomt XJ, Part. /. FivRlER 1778. X 



