SUR l'Hist. Nature lle et les Arts; a^t 

 que la fommc du contenu des phioles ( <i & ^ ) , eft egale a 96 di- 

 viCons ou degrcs de iVchelle. Alors , fi le volume d'air reftant apres 

 la diminution , corrcfpond a la ^6^ divifion ou degre de I'cchelle , 

 cela montre que I'air a etc contraQe de ^-^e d'efpace , & dans cet 

 exemple , on dira : la falubritc de I'air que j'ai voiilu eprouver , & 

 que j'appellerai ^ , eft de f* ou k 56 degres. Si je veux eprouver 

 enfuite avec le meme Eudiometre une autre efpece d'air , que j'ap- 

 pellerai B, lequel , apres fa combinaifon avec I'air nitreux , occupe 

 un efpace qui correfponde k la 6oe divifion ou degre de I'echelle, 

 la proportion de la falubrite de I'air B fera k celle de I'air ji , 

 comme 36 (=96 — 60) eft^ 40. 



II eft 4 propos d'obferver que, pour que la contraftation ou dimi- 

 nution des deux airs combines fut operee , d'une manlere bien com- 

 plette , cela demanderoit fouvent plus de 14 heures , & on doit 

 avoir foin , autant qu'on le peut , d'avoir un thermometre en vue 

 pendant toute I'experience , afin d'etre affure que la temperature 

 n'a point change , ou du moins ,. d'en pouvoir quotter les variations 

 k mefure. 



Defcriptlon ie ^'Eudiometre propofi par M. DE Gerardin. 



En partant (ju motif d'utiiite qui rend I'lnvention de M. de Magellan 

 (i recommandable , j'oferai prefenter ici quelques idees qui pourront 

 peut-etre rendre I'Eudiometre d'un ufage plus fimple & plus facile. 

 Car ce n'eft qu'en indiquant plufieurs routes pour arriver au meme 

 but , qu'on peut enfin parvenir k choifir la meilleure. 



Je propofe de prendre un flacon de criftal(<; ,fig.S ) , d'une forme 

 oblongue & cylindrique , lequel contiendra trois demi-feptiers , me- 

 fure de Paris. A I'extremite fuperieure de ce flacon feroient deux 

 tubulures , dans lefquelles feroient fcellees hermetiquement deux 

 phioles (a & 5 ), qui auront a peu pres la forme de cornues , & 

 contiendroient chacune un demi-feptier ; le haut de ces phioles fer- 

 meroit exaftement avec des robinets , ou bouchons a vis. A la jonc- 

 tion de ces deux phioles avec les tubulures , feroient deux robinets 

 (/?/?), fermant exaclement. Enfin , A la partie laterale de ce fla- 

 con au deffous des tubulures , feroit fcelle un tube de criftal, replie 

 de haut en has , bouche k fon extremite inferieure par un bouchoti 

 de criftal ufe 3 I'cmeri. Ce tube qui , dans fa totalite , n'excedera 

 pas la longueur du flacon , contiendra , ainfi que chaque phiole, un 

 demi-feptier , mefure de Paris ; & I'extremhc inferieure du tube , 

 ainfi que celle du flacon , feront graduees comme des thermomctres 

 de bains ou de chymie. 



On aura en outre, un flacon (ot Sfig. 6 ), deftine a recevoir I'air 



li ij 



