251 Observations sur ti. Physique; 



nitreux, & qui fera conftruitj ^ peu pres dans la forme d'un iiphon 

 renverfe. Au point d'interfeftion ( j ) des deux parties du fiphon , 

 fera un bouchon de criftal a vls-bu robinct , pour feparer la partie 

 SS , deftinee k contenir I'air nitreux de la partie S , deflinee a etre 

 remplie d'eau. A la partie inferieure de la partie S S ^ fera auffi 

 un robinet dans le meme genre que celui des phioleS', pour pou- 

 voir la remplir aifement d'air nitrevnx , & elle fe terminera dans fon 

 extremite fuperieure , en un bee de canne , ferine exaftement par 

 un robinet (k). Dans I'extremite de ce bee de canne, ainfi que dans 

 celle du collet des phioles , s'ajuftera exaftement par les deux bouts , 

 tin tube de communication en forme de T, (marque /). Le hant 

 de ce tube s'ouvrira & fe fermera exaftement avec un bouchon de 

 criftal (^■), afin de pouvoir le remplir d'eau au befoin , pour qu'i! 

 ne s'y trouve point d'air athmofpherique pendant le paffage de Fair 

 nitreux. La partie SS du flacon contiendra trois poiffons , mefure 

 de Paris , & la partie S , chopine ; & rextremite fuperieure de cette 

 partie S fe terminera en un goulot ferme exaftement par un bou- 

 chon de criftal, 



P R C £, D £. 



Lorfque dans un lieu quelconque on voudra eprouVer la falubrite 

 de I'air , il n'y aura qu'a d'abord emplir a'eau la totalitsS de I'inflru- 

 ment par le goulot de la phiole(d) , enfuite ouvrir le robinet de 

 cette meme phiole qui , k mefure qu'elle fe vuidera d'eau , fe rera- 

 plira tout implement de I'air local ; cela fait , on rebouchera les 

 robinets m & r de cette premiere phiole. 



Pour remplir enfuite la phiole (1^) avec I'air nitreux , il faudra, 

 ainfi qu'il eft marque fig. 6 , ajufter exaftement les deux extremites 

 du tube de communication dans le goulot du flacon , & dans ce- 

 lui de la phiole. Enfuite , k I'aide d'un petit entonnoir de verre , 

 on remplira d'eau le tube de communication , en levant le bouchon 

 ■(x) , qu'on refermera auffi - tot bien exaSement. Puis on ouvrira 

 les robinets de la phiole (/>),& en dernier lieu, celui du flacon 

 a I'air nitreux , qui paflera ainfi dans la phiole (^) a mefure que I'eau 

 s'ecoulera. Par ce moyen , I'air nitreux ne fera expofe dans fon paf- 

 fage a aucune ranfaclion , ni a aucun contaft avec I'air athmofpherique, 

 ni meme 4 la moindre alteration par un melange force avec I'eau , 

 corame dans les appareils ordinaires , puifqu'il fe trouvera toujours 

 conteiu en equilibre dans I'ordre des pefanteurs fpecifiques. 



Les dtux phioles (a & ^) etant ainfi remplies des deux airs I com- 

 biner , il n'y a plus qu'k retourner le flacon fens defliis dtflbus , en 

 le plaijant fur un cercle de fer, monte fur un pied(/) , dans la po- 

 Cition marquee {fig, ^;. Efens cette pofition ; la combinaifoa des 



