4i8 Observations sur la Physique,' 



agit alors fur Thygrometre comme la pcfanteur fur les graves , fa 

 caufe eft toujours aftiVe , & quoique fon energie foit la meme , fes 

 efFets croiffent avec la repetition de fes imprelfions , comme Thumi- 

 dite agit fur les modifications qu'elle a deja produites dans le corps 

 qui lui eft expofe; il eft clair qu'elle doit les augmenter , jufqu'^ 

 ce qu'elles foient les plus grandes poftibles , ou qu'il y ait des raifons 

 pour les afFoiblir. 



11 refulte de la , que quand I'humidite a cte forte , elle peut dimi- 

 nuer fans empecher I'hygrometre d'aller a I'humide ; j'ai obferve 

 meme qu'il faut qu'elle diminue d'une quantlte affez grande pour 

 rendre feulement rfiygrometre ftaiionnaire. 



II faudroit que I'evaporation de Thumidite fut aufli pronipte que 

 fon abforption , ce qui eft abfolument impoffible , i". paice que 

 dans un air hiimide & tranquille revaporation eft tres-fcib'e quand 

 I'humidite commence a diminuer ; 2.0. pirce que cette evapo'-aticn fe 

 fait fuivant les (urfaces , & que rhumefadtion des hygroinetres eft 

 comme les folidites; 3°. parce que I'aftion de rhumidite & de I'eva- 

 poration ne peut etre inft;;ntanee ; 4°. parce que I'evaporation eft tou- 

 jours en raifon du vent , du poids de I'athmcfphere , & de la chaleur 

 de I'air. 



2°. Un autre defaut , commun a to-is les hygrometres , c'eft que 

 les • corps avec lefquels on peur les fa^re , ne lont pas paifaitement 

 elaftiques , & par confcquent , qu'tls ne pourront pas reprendre exac- 

 tement leur premier etat , quand les caufes qui les en ont tires ne fub- 

 fifteront plus, &revenir precifement k celui qu'elles leur avoient donne, 

 quand elles agiront de nouveau. 



3". Toutes les matieres qu'on employe pour les hygrometres font 

 en meme temps plus ou moins thermomelres ; I'aftion du froid ou de 

 la chaleur change la place de leurs parties , derange les impreflions de 

 I'humidite fur elles; mais on n'a pas encore un relultat exa£t lorfqu'on 

 eft, parvenu a feparer I'effet de la chaleur de I'effet de Thumidite; la 

 dilatation que la chaleur occafionne , le refferrement que le troid caufe 

 changent encore les loix que Timpreffion feule de I'humidite devroient 

 fuivre , comme je m'en fuis convaincu par diverfes experiences. 



4°. Enfin , I'air devant s'appliquer immediatement fur I'hygrometre, 

 .11 agira fur lui avec les parties falines qu'il renferme & alterera fa 

 nature en difl"olvant quelques-unes de fes parties ; la pouffiere unie k 

 I'humidite , y formera un vernis qui empechera I'applicaiion imme- 

 diate de I'air. On ne pourra mouiller I'hygrometre avec de I'eau ians 

 y occafionner des variatioas violentes , propres k changer la marche 

 de I'hygrometre qui a ete regie ; on ne pourra le laver avec de I'efprit 

 de vin , parce qu'il le raccorniroit. 



II refulte de ces conftderations, que les corps les plus propres pour 



