431 Observations sur tA Physique, 



lorfque la chEleur on le poids de I'air eprouvent leurs variations les 

 plus grandes. 



J'ai obferve en me fervant de ces hygrometres , i°. que chacune 

 des matieres dont j'ai parle , attlroit conftamment la meme quan- 

 tite d'humidite lorfqu'on mettoit chaque efpece en experience dans 

 le meme lieu , dans le meme temps , & pendant le meme efpace de 

 temps. 



2°. Quolque chacune de ces matieres attirat une quantite parti- 

 culiere d'humidite , cependant 11 y avoit un parallelifme conftant 

 dans leur marche , & elles gardoient ce parallelifme lorfque le temps 

 oil elles refloient en experience, n'excedoit pas celui qui etoit pref- 

 crit par la nature de la matiere qui fe chargeoit le plus vite d'hu- 

 midite. 



2°. Je leur ai vu fouvent fuivre la marche des hygrometres que 

 i'eftimois les meilleurs , & lorfque le fel de tartre , employe comme 

 je I'ai dit , s'en ecartoit , j'ai eu lieu de m'affurer que cette difference 

 etoit un defaut des hygrometres que je lui comparois. 



4°. La marche des hygrometres', faits avec le fel de tartre, eft 

 beaucoup plus graduee que celle des autres hygrometres, dont les 

 fauts font brufques , parce qu'ils ne font pas fenfibles. On pent efti- 

 mer aifement la cent huitantieme partie d'un grain. 



5°. Plufieurs parties de ce fel de tartre, expofees a I'air en divers 

 temps , fe mettent bientot d'accord , & expriment bientot le meme 

 degre d'humidite. 



6°. Ces hygrometres marchent parallelement dans des vafes fermes, 

 ou Ton fait evaporer de I'eau. 



7°. J'ai obferve une conflance invariable dans le parallelifme de 

 ces hygrometres faits avec le fel de tartre, lorfque je les ai expo- 

 fes a la plus grande fechereffe, & que je les ai fait patTer graduel- 

 lement a la plus forte humidite qu'il m'ait ete poffible de produire dans 

 ces vafes clos. 



L'hygrometre que je propofe efl penible dans fon emploi , il eft 

 affujettiffant quand on a une longue fuite d'obfervations a faire ; 

 mais on peut en faciliter I'ufage par le moyen de celui de M. Lambert 

 que )'ai corrige , & dont on peut trouver les rapports avec celui que 

 je viens de decrire. 



M. Lambert a fait connoitre cet hygrometre dans le vingt-cin- 

 quleme volume des Memoires de I'academie de Berlin. II efl: com- 

 pofe d'une portion de corde a boyau, fixee par une de fes extre- 

 mites , & montrant fur un cadran qu'elle traverfe par I'autre extre- 

 mite , les variations que I'humidite opere fur' elle ; les degres font 

 indiques par une aiguille fort legere , attachee k I'extremite qui de- 



borde le cadran. 



Cette 



