SUR l'Hist. Naturelle et tEs Arts. 433 



Cette corde (e tord on i'e dctord en railbn de rhumidite , de forte 

 que les divers dcgres de rhumidite font marques par I'aiguille que 

 la corde meut comme les minutes des heures fur un cadran. On 

 peut donner k ces inftrumens diverfes formes; celles que MM. Bran- 

 der & Hofchel , celebres mechaniciens d'Augsbourg ont choifies , 

 me paroiffent bonnes , quoiqu'on put les rendre encore plus parfaites. 



Voici les moyens les plus propres pour rendre cet inlbument 

 exaft. 



1°. II faut avoir des cordes faites avec les premiers boyaux ou 

 les inteftins grcles des moutons, y eviter foigneufenient les noeuds, 

 ce qui eft facile , parce que la longueur eft indlftcrente ; les tordre 

 egalement , les faire fecher enfuite en les expofant a une chaleur 

 douce , & les tendre legcrement , afin que la corde foil droite. 



1°. Quand les cordes font fcchees , il faut les laver dans une leflive 

 legerement alcaline pour les degraiffer ; enfuite on les rince dans une 

 grande quantite d'eau fraiche. 



3". II faut alors les laiffer penetrer d'eau , les faire fecher de nou- 

 veau en les expofant a une cbaleur douce , & en les tendant par 

 le moyen d'un poids qui doit etre environ d'une demi-once. Cette 

 attention eft importante pour I'uniformite de la marche de I'hygro- 

 metre dans tous fes points. L'etat violent oii les cordes fe trouvent 

 alors , fait rompre mille obftacles qui aurolent occafionne des varietes 

 propres k rendre leur marche plus fcintillante , & a les cmpecher 

 d'etre aulTi conftamment d'accord. 



4°, On coupe enfuite ces cordes de manlere que les variations 

 ordinaires foient renfermees dans un tour complet de la corde. On en 

 eft aifcment le maitre , parce que dans les cordes dont les diametres 

 font egaux , les'variations font comme les longueurs, & fi les longueurs 

 font egales , les variations font comme les diametres ; de lorte que fi 

 les longueurs & les diametres font diffcrens , les variations feront 

 comme les longueurs & les diametres , & les temps des variations 

 feront comme les diametres , parce que I'air s'applique toujours cga- 

 ment fur toute la longueur de la corde. M. Lambert avolt determine 

 ces proportions dans le Memoire que j'ai cite , & MM. Brander &C 

 Hofchel les obfervent par le moyen d'un microfcope adapte k un 

 verre ou la ligne eft divllee en 144 parties. 



Mais ces precautions importantes font encore bien eloignees de 

 fuffire pour rendre ces hygrometres comparables; on feroit toujours 

 reduit k les regler en tatonnant , comme MM, Brander & Hofchel le 

 pratiquent,& on ne pourroit les regler autrement , parce qu'on n'aurolt 

 rien d'abfolu & de determine. II falloit done avoir des points fixes 

 pour qu'on put facllement regler ces hygrometres par-tout , & c'eft 

 ce que je crois avoir trouve. 



Tome XI, Part. I. Mai 1778. lii 



