434 Observations sur la Physique, 



i". J'emploie , pour cela , uii des points que M. Deluc met en 

 ufage pour regler fes hygrometres; je reconnois avec lui qu'un corps 

 impregne de toute I'eau qu'il peut contenir , eft aufli humefte qu'il 

 peut I'etre ; mais comma ce point feroit variable , fi Ton ne fixoit 

 pas le point de la chaleur de I'eau qu'on emploie, je me fers, comme 

 lui , du point fixe par I'eau qui commence k fe geler. 



i°. Je plonge dans cette eau la portion de la corde que j'ai jugee 

 propre k faire mon hygrometre , en fuivant les prlnclpes que j'ai 

 deja poles ; mais j'ai foin de faire cette portion de corde un peu 

 plus longue que fa melure hygrometrique , 6l afin de pouvoirfulpen- 

 dre cette corde par une epingle fans I'endommager , & afin de fixer 

 la corde elie-meme dans la place oil elle doit etre , par cette extre- 

 riiite etrangere a I'hygrometre , fans changer la longueur donnee k la 

 corde. 



3°. .Te juge que la corde eft penetree d'humidite quand elle ceffe de 

 tourner ; alors je I'effuie jufqw'ii ce qu'elle ne laifle plus echapper 

 de gouttes d'eau. 



4°. J'adapie alors une aiguille a I'extremite inferieure de cette corde 

 avec de la cire d'elpagne. 



5°. Je (ufpends cette corde, armee d'une aiguille , au crochet d'un 

 recipient , de maniere que le centre de I'aiguille correfpond au 

 centre d'un cercle divife qui eft place dans la partie inferieure oil 

 repofe le recipient. Je place encore fous ce recipient un vafe auffi 

 grand en furface qu'il fera poffible ; je couvre cette furface de lei de 

 tartre purifie, j'oblerve que la chaleur foit environ de 15°. du ther- 

 niometre de Reaumur, ou meme plus grande ; j'intercepte alors toute 

 communication avec I'air exterieur. 



6°. Enfuite je compte le nombre des revolutions que la corde 

 qui fe feche fait faire a I'aiguille , jufques a ce qu'elle ceffe de fe 

 mouvoir. 



Je determine le terme moyen de ces revolutions. 



8®. Je fufpends alors n\a corde avec fon aiguille dans mon vafe 

 de verre clos , avec de I'eau que j'y fais evaporer ; ma corde y tour- 

 nera en fens contraire parce qu'elle s'humede , & je la lalfferai retro- 

 grader d'un nombre de revolutions egal a la moltie des revolutions 

 qu'elle avoit faites pour fe fecher , art. 6 , en paffant de la plus 

 grande humidite k mon point de fechereffe , ce qui donnera le 1 80° 

 d'un cercle , qui renfermera k peu pres les variations ordinaires ; 

 mais quand elks ne s'y trouveront pas , ce qui eft tres-poffible , 

 parce que les variations ne font pas egales dans tous les licux & 

 dans tous les temps , j'aurai toujours une graduation fixe , & je ferai 

 toujours entendu quand j'indiquerai en plus & en moins le nombre 

 des tours & le nombrs des degres marques par mon ai^uUle , en 



i 



