SUR L'HiST. NATUREI.I.E ET L E S ARTS. 437 



hiimeftee^ eduyee , on quelque feiiiUe d'une herbe verte & biea 

 effuyee. L'air renferme (bus cette cloche pompe pen a pen rhiimi- 

 ciite de cette carte k joiier ou do cette feuille 6c vient par degres aw 

 point de fatiiration parfaite. Des qu'il ell arrive a ce point , que 

 je reconnois par mon hygrometrp , je retire la carte on les teuilles. 

 J'expofe alors tout cet appareil aux rayons du folcil , & je 1 y laiffe 

 jufqu'd ce que le thermometre rer.ferme ions la cloche indique une 

 augmentation de chaleur de dix ou quinz.e degres. La chaleur aut^men- 

 lant la force diflblvante de lair, tait aller I'hygronictre au fecd'une 

 quantite que j'ai toujours trouvee la mcme dans les memes circonf- 

 tances , lorfque I'expcrience a ete faite avec les foins qu'elle exige. 

 Si Ton porte enfuite I'appareil' a I'ombre , rhygromctie rctourne an 

 terme d'humidite extreme a meCure que.le thermometre rtdefccnd 

 au degre oii il etoit premierement ; fi Ton divife alors I'intervalle 

 qu'il y a entre le point d'humidite extreme , & celui auquel la cha- 

 leur du foleil a fait a'ler I'hygrometre ; fi , dis-je , on divife cet 

 intervalle en autant de parties qu'il y a eu de degres dans la varia- 

 tion du thermometre , &C qu'on ie ierve de ces parties pour en for- 

 mer tous les degres de I'echelle de I'hygrometre , on obtient non- 

 feulement des degres fixes , mais encore des degres qui expriment 

 I'augmentation de la force diffolvante de l'air , correfpondante k un 

 degre de chaleur donne. On pourroit foupgonner que dans cette 

 experience la chaleur agit fur I'hygrometre comme chaleur : mais fi 

 cela etoit , le cheven s'allongeroit , & au contraire , il fe racourcit ; 

 d'ailleurs , je me fuis aflure par des experiences tres - exaftes , que 

 la chaleur ne produit aucun efFet fenfible fur le cheveu , tant que 

 l'air , dont il ei\ environnee , demeure au meme degre de fechereffe 

 ou d'humidite. 



Par ces difFerens precedes j'ai obtenu des hygrometres dontlamarche 

 eft bien parallele, qui ne font point thermometres, & dont la fenfibilite 

 eft aufll grande qu'il eft polfible de la dcfirer. 



Je croyois done avoir refolu I'important probleme de tronver un 

 hygrometre comparable & fenfible , j'avois mcme trouve le moyen 

 de le rendre d'une fimplicite extreme , en fubftituant k I'appareil 

 du cylindre & de I'aiguille une efpece de levier femblable i celui 

 du pyrometre k levier , & je me difpofois k le communiquer au 

 public , lorfqu'il me vlnt un fcrupule ; je craignis que le temps ne 

 produisit quelque changement dans le cheveu , & je refolus en 

 coniequence de fuivre pendant quelques mois la marche de mes 

 hygrometres. Ma crainte n'etoit que trop bien fondee ; des expe- 

 riences repetees m'ont fait decouvrir dans le cheveu une propriete 

 qui , a moins qu'on ne trouve le moyen d'y remedier , le rend 

 tout-a-tait impropre k fervir de matiere a un hygrometre durable. 



