370 Observations s^ur la Physique; 

 mobile. Pour cet effet , on y fait une vis dans loute ia longuetir J 

 & on la fait entrer k force en tournant dans le bois ^ pour qu'elle 

 faffe fon tareau elle-meme , mais eomme le bois eft dtbout dans cette 

 partie-U , les filets font bientot manges; il fera bien d'y ajufter , i 

 queue d'aronde, une petite plancheite de noyer , en bois de travers» 

 comme on le voit en D , & Ton fera pafler la pointe k travers. 

 C eft une poignt-e de cuivre qui doit etre un peu longue , afii) Je 

 tourner facilement cette pointe : cette piece fait k peu pres TefFet 

 des tours k pointes , dont fe fervent les tabletiers Ces deux pointes 

 font faites pour recevolr I'axe de I'lnftrument qui eft tout pointe , 

 puifqu'il a ete fait fur le tour , F, fg. 4, eft un trou pour y fdire 

 entrer le pied d'un graphometre odinaire. H. eft une vis de preflion 

 pour affujettir la potence au pied. 



La figure premiere reprefente I'inftrument tout monte ; on con^oit 

 alfcment qu'il doit etre extremement mobile fur fon axe, & que 

 la lentille fixe tres-promptement I'inftrument dans fon ^-plomb. La- 

 jufteffe de cet inftrument, confifte , 1°. en ce qu'il n'exige pas beau- 

 coup de precaution dans fa conftruftipn, & que la manutention en 

 eft tres-aifee & commode. L'on peut tres - aifement retourner cet 

 inftrument fans que fon centre de gravite change de place, puifqu'il 

 ne s'agit , pour cela , que de retirer la pointe mob;le en la tour- 

 nant k gauche, & de retourner I'equerre. On refterra la pointe- 

 qui reviendra k la meme place -^ car quoique I'axe ait change d'un 

 cote fur I'autre , il ne varie pas dans fa longueur ; par confequent 

 la pointe fe trouvera exaftement au point ou elle etoit avant de 

 retourner Tinftrument. La facilite & I'exaftitude de cette opera- 

 tion, font qiie Ton peut aifement & tres-promptement mettre ces 

 inftrument de niveau. Pour cet efFet , on place Tinftrument en A , 

 figure 7 , le plus folidemtnt poflible » vis-a-vis un jalon O , bien ap- 

 parent , pas trop eloigne , afin de diftinguer nettement I'indicateur., 

 On regarde du point C a travers la feme de la pinule , & Ton fera 

 marquer fur le jalon un point k I'endroit oil repond le crin de Tautre 

 pinule, comme en E. Retournant enfuite I'inftrument , comme il 

 a ete dit plus haut , faifant attention de ne pas remuer le pied<>. 

 bournoyant une feconde fois fur le jalon , fi I'inflrument n'eft pas 

 bien de niveau, le rayon vifuel repondra a un point ou plus haut, 

 0u plus bas que le premier. Je le fuppo:e plus haut; alors je terai 

 marquer le point en D ; il eft bien certain , & je crois n'avoir pas 

 befoin de le demontrer, que le point de niveau fera exaftement 

 au milieu de D & E. On le mefureia avec un compas , &c I'ayant 

 marque en N, regardant toujours au point C, je tourne la vis de- 

 rappel pour faire avancer ou reculer I'axe , jufqu'a ce que I'inftru- 

 ment etant libre , & regardant par la fente de la pinule 3 le crin de 



