suR l'Hist. Natureiie et tES Arts. 371 



I'aiitre , coupe exadement le point N, & alors, on eft allure que 

 rinrtrument eft de niveau. On pourroit , pour plus grande preuve , 

 placer I'inftrument entre deux jalons , &c faire la meme operatioa 

 des deux cotes ; cela , n'eft ni long ni difficile. C'eft pourquoi , chaque 

 fois qu'on aura un nlvellement a taire, il fera bien de verifier I'inftru- 

 ment avant que d'operer, parce que les differentes temperatures de 

 I'air pourront faire dejetter ie bois. Qiiand meme Tinftrument feroit 

 en metal , cette precaution ne feroit pas inutile. 



Je ne comparerai point ici cet inftrument au niveau d'eau dont 

 on fe fert ordinairement ; les inconveniens en font trop connus. J'ob- 

 ferverai feulement que mon inftrument, au moyende.fes pinules 

 mobiles , n'exige pas le befoin de fe placer exadk-menlftu milieu des 

 deux jalons quand on opere , puifque du meme point de vue , fans 

 tourner I'inftrument, on peut voir le long des cotes d'un angle de 

 8 a 10 degres. On fait que le niveau d'eau n'a pas cet avantage, & 

 qu'il eft meme tres-difficile a placer, au point que , quelquefois, cela 

 rebute celui qui opere, &i que pour abreger, il fe contente d'un k 

 peu pres , ce qui peut jetter dans de grandes erreurs, Le vent aufti 

 eft un obftacle pour fe fervir du niveau d'eau , & 11 n'a prefque pas 

 d'efFet fur celul-ci. 



Cet inftrument eft peu couteux; on pourroit y adapter des lunettes, 

 8c meme encore le perfeSionner. 



CONSTRUCTION 



Du Thcrmometrc dt M. le Profeffcur Svlzer, de C Academic Roy ale des 

 Sciences & Belles -Let(res de Berlin ( 1 )• 



M A X I M E S. 



1". LiE mercure ejl le fiuide le plus propre a mefurer les diffcrencti 

 de la chaleur. Nous ne nous arreterons pas a prouver cette verite. 

 M. de Luc I'a mlfe dans tout fon jour. Voyez fes recherches fur 



( 1 ) Au mois d'oflobre 1771, nous publiSmes les ichelles de graduations de 17 

 thermomeires connus: nous ignorions encore les principis d'apres leiquels M. Sulier 

 a execute I'edielle de fon thermometre. Vo>'ez oftobre 177* , tome 1 i/"-4% 

 page 4PJ. 



Aaa I] 



