37* Observations sur la Physiquej 



les modifications de I'Athmofphere , tome i , page 311 & fui- 



vantes. 



2°, Les pethes boulcs an has dcs tubes font preferabUs aux grandes : 

 parce que les petites bowles prennent la temperature du fluide am- 

 biant plus promptement que les grandes. Une boule qui a ^ ou 6 lignes 

 de diiimetre interieur , n'eft penetree de la temperature de I'air qu'au 

 bout d'une demi-heure , & le thermometre , dans ce ^cas , ne montre 

 jamais la temperature aftuelle de Fair, qui ordinairement change de 

 quart-d'heure en quart-d'heure. 



Pour fe convaincre de I'inconvenient des grandes boules , il fuffit 

 d'expofer h I'air , dans le tr.eme endroit , trois ou quatre thermo- 

 metres dont lA boules different conliderablement en grofleur : quoique 

 conftruits avec- le meme (bin, ces thermometres ne s'accorderont ja- 

 mais eiitr'eux , a moins que la temperature ne refte la meme durant 

 des heures entieres ; ce qui n'arrive que rarement. 



Les meilleurs tubes font ceux dont la boule n'a que trois lignes de 

 diamctre interieur , & meme un peu moins. II taut done que le tube 

 foit d'un tres-petit calibre, ou quii foit capillaire : autrement, les degres 

 deviendroient trop petiis. 



3°. SI le thermometre ejl unlqiument dejlini aux obfefvatlons' mkeoro- 

 logiques , il convient que Jon Uhelle riuit que tctcndue neccjjaire pour cet 

 tffit. Le plus grand troid en Europe ne iurpdfle gueres, dans I'echelle 

 de Reaumur , le 17 ou 18 degre au-deffous du zero , & la plus grande 

 chaleur ne va guere au dela du 17 degre su-deflus du zero : dont il 

 eft bon que la longueur du tube ne I'urpafle pas I'etendue de 47 ou 

 48 degres de Rcautnur". 



Cette maxime fe fonde fur I'extreme difficulte d'avoir des tubes un 

 peu longs , qui foient par-tout du meme calibre. On peut , a la. verit^, 

 avoir , en graduant , egard k la variation du calibre ; mais il vaut 

 mieux eviter ce foin , qui ne laiffe pas d'etre embarraffant. 



4". Une methode de conjiruire Us thermometres qui difpenfe de recourlr atl 

 degre de I'eau bouillante , <^ preferable a celles qui en ont befoin. Le dtgre 

 de chaleur de I'eau bouillante varie ftiivant la pefanteur de I'air , en 

 forte que , pour determiner le degre qui convient a la conilriiftion des 

 thermometres , il faut confulter le barometre. 



5°. Une methode de conjiruire Us thermometres qui donnt une gradua- 

 tion exacle , indipendamtnent de tout dej;re fixe de chaud & de froid , eji 

 preferable, ceteris paiibus, a toute methode qui exige un degre fixe : parce. 

 que 1°., par ceite methode, on peut faire des thermometres en tout 

 temps & en tout lieu : i°. , parce que les variations du point fixe 

 rfmfluent point fur la divifion de I'echelie. 

 ' G'eft fur ces maximes qu'eft fondse la methode fuivante. 



