ET t)'lItSTOIRS NATURELLE. 33'j 



« Ces cleu>; instrumeus, disent lescommissaiies, sont destinesa 



» me^urer les diamelresdes affiles. M. Eochoii emploie des prismes 



» de crislal de roclie qui, corame on sail, a une double refraction. 



» 11 commence par former avec ditleiens prisraes de ce crista! 



)) et de \erre commun, un prisme compose achromatique ct c\ 



» double refraction. 11 mesure eusuite la quanlite de la double 



» re'fraction; pour cela , il place son prisma a fcbjectif d'une 



» lunette plus ou raoius foite, il regarde avec celte lunelle un 



» objet d'un diametre donne, et il s'ecarle jusqu'a ce que les 



» deux images de cat objet viennent a se separer. Le rapport 



» entre la distance du fo_yer de I'objectif de la lunette au ceiilre 



» de I'objet observe et le diametre de cet objet, donue Tangle 



» de la double refraction. La seule incertitude qu'il puisse y 



» avoir dans cette determination, depend du point ou Ton saisit 



» le contact des deux images; mais il est aise de voirqu'enem- 



» ployant des lunettes tres-1'ortes, on pourra determiner le poiut 



» de contact avec une tres-grande precision. 



» Cela pose', si on vent mesurer le diametre d'un objet, on 

 » prendra deux prisraes achromatiques semblables, et on lesap- 

 » pliquera fun surl'autre, de maniere que Tun des deux puisse 

 » touruer autour de son centre. On voit que par ce mo^en ils 

 » formeront dansleurcombinaison,un prisme compose qui pourra 

 » representer successivement tons les prisraes, depuis celui oir 

 » la refraction double est zero, jusqu'a celui ou elle est le double 

 » de ce qu'elle etoit dans les deux prismes. Snpposons, par 

 » exemple, que celte refraction soit de quinze minutes dans un 

 » prisme simple, si dans le prisme compose (]ui porte le prisme 

 )) mobile, marque zero au point ou la refraction double est 

 » aneantie, lorsque le cercle marque 180 degre's, la refractioa 

 )) double sera de 3o minutes en emplovant deux prismes egaux 

 » de i5 minutes, et le degre repondra ix 10 secondes. 



» Tel est le premier micrometre propose par M. Rochon,aIa 

 » date du 25 Janvier ; celui qu'il presenta le 26 fevrier, est forme 

 » d'un seul prisme qui se meut le long de Taxe d'une lunette. 

 » J' en supprime ici la description a fin cVe'i-'iter une repetition, 

 n et farriue aux conclusions qui portent : ces deux micrometres 

 » nous paroissent tres-ingdnieux et fonde's sur des principes ab- 

 » solument neufs , le second surtout, sera tres-propre a mesurer 

 » avec la plusgrande precision, des angles tres-petits. » 



C'est pour ce dernier instrument <jue je lus a la se'ance publique 

 de I'Acadeaiie du 3 avril 1777, un Me'moire fjui a pour titre. 



