OO JOURNAL DE PHYSIQUE, D E CIIIMIE 



teiminee , dans tous les cas , a l'aide d'ime r£gle generale , on opere la cor- 

 rection hygromelrique en portant a 0,004 ' e nombre (o,oo375) qui exprime 

 Ja quantite dont 1'air se dilate par chaquedegr6 du thermometre. 



3°. La pesanteur peut etre regardee conime diminuant en progression 

 arithmetique amesure qu'on s'eleve dans I'athmosphere; et d'apies cela, la 

 correction relative a cette diminution se fait en donnant a celte force la va- 

 leurqu'elle possede reellementa une hauteur moyenne entre celle des deux 

 stations : ce qui conduit a multiplier la difference de niveau , x, dejatrouvee 



par 1^ ;aetant l'elevalionde la statipn inferieure sur la mer, et rle 



rayon du globe terrestre. 



Cetle correction s'effectue plus simplement encore en augmentant, una 

 fois pour toutes , le coefficient de quelques unites (1). 



4 . On aura egard a la variation de la pesanteur en latitude, dans la zone 

 temperee , en augmentant ou diminuant, selon qu'on va vers l'equateur ou 

 vers le pole a partir de 45°, la hauteur , x , (ou le coefficient) de la dix mil- 

 lieme partie de sa propre valeur prise autant de fois qu'il y a de degres de 

 difference entre 45° et la latitude des stations. Dans la zone torride, l'aug- 

 mentation sera de 2 j milliemes : et l'on fera une diminution pareille pour 

 la zone glaciale. Ces regies sont donuees par le facteur (1+0,00284 cos 2I). 



5°. Si les barometres qui servent aux observations portent 

 une echelle entiere en laiton; conime ce mt4tal se dilate dix 

 fois moins que le mercure par Taction de la chaleur, 00 

 corrigera 1'effet de sa dilatation en diminuant d'un dixieme, 

 ou l'indication du thermometre fixe' au barometre, ou le 

 nombre qui exprime de combien le mercure se dilate par 

 degre de cbaleur. 



6°. Lorsque les deux stations sont assez eloigners pour 

 devoir etre regard^es comme appartenant a des latitudes sen- 

 siblement difterentes en temperature : il faut agir comme si 



(1) Pour corriger l'elfet lie la diminution de la gravite', sur le barometre superieur , il faut 

 augmenter le coefficient de la quantite constante — — ; c e^ant ce coefficient et m le module 



des tables. Cette correction setrouve faited'elle-m£me, dans le coefficient conclu des ofserva- 

 tions du Mont-Gregorio, par la maniere dont on 1'a reduit au niveau de la mer. 



Ainsi, par 1'effet de la diminution de la gravite' , le coefficient reroit deux augmentations: 

 Tune , relative au barometre superieur, est constante ; et 1'aulre , dependant du poids de fair 

 entre les deux stations , augmente avec la hauteur mesuree- Par rapport a cette hauteur ; la pre- 

 miere croit proportionnellement comme ellef — — J ,et laseconde comme son carref — )• 



(Nouvelle addition de UAuteur^ 



