e 



lG6 JOURNAL DE niYSIQUE, DE CHIMIE 



cations des tdtrahedres, des cubes, et des autres solides 

 reguliers auxquels le secours de la geometric peut s'appliquer 

 exactement , aient et£ determinees avec la plus grande 

 precision ; nous avons cependant souvent sujet de regretter 

 que les instrumens dont nous nous servons pour mesurer 

 les angles des cristaux, ne soient point egalement exacts; 

 et qu'eu appliquant le goniometre aux petits cristaux dont 

 le rayon en contact avec la surface , est neoessairement tres- 

 court , les mesures memes prises dune main sure, se trouvent 

 presque toujours trop eioignees de la verity pour nous aider 

 k determiner l'espece a laquelle une substance appartient. 



Je viens de trouver un moyen de remedier a ce defaut , 

 moyen avec lequel on peut , dans presque tous les cas , 

 mesurer linclinaison des surfaces avec toute l'exactitude 

 communement necessaire, et a l'aide duquel , lorsque les 

 surfaces sont juffisamment polies pour reflechir une image 

 distincte d'objets eloignes , la position de faces dun 5o* de 

 pouce de large, se determine avec autant de precision que 

 celles des plus grands cristaux. 



Aceteffet, le rayon de lumiere , r^flechi de la surface, 

 e'emploie comme rayon au lieu de la surface elle-meme ; 

 et consequemment pour un rayon d'un 5o e de pouce, Ton 

 peut substituer la distance de 1'ceil du cristal qui seroit 

 naturellement de douze a quinze pouces environ ; on pour 

 line plus grande exactitude encore, par un second proc^d6 

 substituer la distance d'objets vus a. cent verges et plus 

 de nous. 



L'instrument dont je me sers est compose d'un cercle 

 gradue sur le bord, et mont^'sur un axe horizontal supporte 

 par un pilier qui est debout. Cet axe etant perc6, off re un 

 passage a un axe plus petit qui le traverse , et auquel un 

 cristal de grandeur mediocre peut s'attacher au moyen dun 

 morceau decire, par le bord, on 1'intersection de ses surfaces 

 horizontalement et parallelement a 1'axe de mouvement. 



On place d'abord le cristal de maniere qu'en tournant 

 l'axe plus petit , chacune des deux surfaces dont on veut 

 mesurer l'inclinaison , reflechisse la meme lumiere a l'ceil. 



Les cercle est alors place a o , ou a 180 , au moyen dun 

 index attache au pilier qui le supporte. 



On tourne ensuite le petit axe jusqu'a ce que la surface 



