ET d'histoire naturelle. 3gi 



eiit adople la liaufeur de 28 pouces au lieu decelie de 27 pouces, 

 qui a rarement lieu daus les endroits peu elev^s au-dessus du 

 niveau de la iner : aussi la plupait des physicians et des cons- 

 trucleuis d'instrumeus , determiuent le point de la chaleur de 

 Fe.iu biuillaule dans leurs Ihermomelies , lorscjue la liauteur du 

 meicuie dans le barouietie, corrigee de TelVet de la capillarite, 

 est de 28 pouces, en bupposaut encore que le mercure du ba- 

 roinelie est a la temp6i..lure de la glace fondante, de sorle 

 que daus le fait il exi^te deja deux instrumens dillpiens confondtls 

 et designes par le meme nora de thermomHre de M. JJeliic; 

 pour eviter cette equivociue, j'inviterai les phy.'^iciens , tout ea 

 employant pour regler leurs therinometres la chaleur de I'eaii 

 bouillanle sous une pression de 28 pouces, de corriger cetle 

 de'terniination et de la raniener a la chaleur sous une pression 

 de 27 pouces, en suivanl la methode indiquee par M. Deluc 

 lui-meuie (i). Done I'application est iort ai»ee dans la prati(|ue, 

 car d'apres TexpeVience de M. Deluc, et en corrigeant sa regie 



aui nest pas exacle, une colonne de mercure de la longueur 

 e 28 pouces a la temperature de la glace fondante, acqiiiert 

 la longueur de 28 p. 01,78 a la tempe'rature de 10" : et a la cha- 

 leur de I'eau bouillaute, d'apres les experiences et la regie de 

 M. Deluc , sous une pression de 28 p. o',78 , est de 800.84 ; il faut 

 djnc abaisser le point de I'eau bouillanle de 0^,84, dont on peut 

 determiner la valeur au moyen de la proportion indiquee dans 

 I'ouvrage cite : ou bien daus la redaction des observations, il 

 faut augraenter les degres observes daus le rapport de 8000 

 a 8084, ^^ 411' ^''t tres-aise au moyen d'une table qu'on calculera 

 d'avance pour tons les degres de ce thermoraetre. 



Le plus grand avantage que puistent avoir les choses arbilraires 

 et de pure convention, est celui d'etre adopte'es par le plus grand 

 Dombre : rien a men avis ne pourra jamais balancer I'avantage de 

 la division du cercle en 360", d'nvc>ir ciegeneralement adoptee par 

 touslespeuples(la Chine exceptee) etdans lous les temps; c'estsans 

 doute par cette consideration que les Anglais, cette nation si 

 sage et si dclairee, conserve encore pour le therraonietre la 

 ridicule division de Fahrenheit. II seroit bien a desirer qu'on y 

 substiluat I'e'chelle de Deluc; mais comme on a fail beaucoup 

 d'observations precieuses avec le thermometre de Fahrenheit, et 

 qu'on en fait encore tons les jours, j'ai pense qu'on verroit avec 

 plaisir une Table de reduction des degres de son echelle a ceux 

 d'un thermometre ecjuidilferentiel, cjui auroit le meme systeme 



(1) Recherches siir les Modifications de VAtmosijIiere , touielV ; pag. 147. 



